( 7^« ) 

 ccnitè/tic, et toujours en valeurs absolues, des potentiels qui alteigni'iit 

 loo ooo volts. » 



Ét.ECTKICITÉ. — Un galvanomètre extrêmement sensible (' ). 

 Note de M. Pierke Weiss, présentée par M. Mascart. 



« Au cours de recherches sur l'aimantation par la méthode balistique 

 qui seront publiées prochainement, et dans lesquelles j'ai eu à mesurer des 

 flux d'induction extrêmement faibles, j'ai été conduit à modifier le type 

 habituel du galvanomètre asiatique de Thomson dans le but d'augmentei- 

 sa sensibilité et la sûreté de ses indications. 



» T. Si l'on considère la durée d'oscillation comme donnée, la sensi- 

 bilité d'un système asiatique est proportionnelle au rapport du moment 

 magnétique des aimants dans une paire de bobines au moment d'inertie 

 total du systèrtie. Pour un équipage réduit aux deux aimants fixés sur une 

 monture de masse négligeable et n'entraînant pas de miroir, il est évident 

 que la sensibilité est d'autant plus grande que les aimants sont plus courts, 

 à intensité d'aimantation égale, le moment d'inertie décroissant avec la 

 longueur, plus vite que le moment magnétique. Si l'on ajoute dans un tel 

 système, à l'aimant unique dans chaque paire de bobines, plusieurs aimants 

 identiques au premier, on multiplie le moment magnétique et le moment 

 d'inertie par le même nombre, et la sensibilité ne change pas. Quand il v 

 a un miroir, la sensibilité croît, au contraire, tant que le moment d'inertie 

 du miroir n'est pas petit par rapport à celui des aimants. Dans la pratique, 

 l'emploi d'un grand nombre de petits aimants très rapprochés ou d'aimants 

 gros et courts est limité par l'action démagnétisante qu'ils exercent sur 

 eux-mêmes et sur les aimants voisins. 



» On peut tourner cette difficulté en formant le système asiatique de 

 deux longues aiguilles verticales, parallèles à l'axe de rotation et dont les 

 pôles de nom contraire sont en regard, de façon à réaliser un circuit ma- 

 gnétique presque fermé. Chacun des deux systèmes de pôles voisins rem- 

 place un des aimants de la forme habituelle de l'équipage asiatique et est 

 placé au centre d'une des paires de bobines. L'absence presque complète 

 de force démagnétisante permet alors de donner à l'acier le maximum 

 d'aimantation pei-manente, même pour des aiguilles de fort diamètre el, en 

 faisant décroître leur distance, on augmente à volonté le rapport du 

 moment magnétique au moment d'inertie. 



(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale supérieuie. 



