( 552 ) 



alors de recueillir la moitié du flux mais seulement une fraction qui doit 

 être bien définie. 



» Ce résultat est obtenu, comme le montre la fig. 2 en entourant la 



Fig. 1. 



LÉGENDE : Coupe horizontale schématique d'un lumen-nièlre à zone. 

 ZZ' zone ellipsoïdale réfléchissante; 

 SS' sphère opaque percée suivant ilcuv fuseaux /, /'; 

 L source de lumière à photométrer. 



source de lumière L d'une sphère opaque SS', ])arfaitement noircie inté- 

 rieurement, ayant son centre sur l'axe optique et munie de deux ouver- 

 tures en forme de fuseaux symétriques/,/', limités à deux plans diamé- 

 traux verticaux. Les deux flux opposés qui sortent par ces deux fuseaux 

 sont renvoyés sur l'écran diviseur par la zone réfléchissante z-z' , à laquelle 

 diverses considérations m'ont conduit à donner de préférence (bien (|ue 

 cela ne soit pas nécessaire) la forme d'une zone ellipsoïde de révolu- 

 tion ('), ayant pour foyers le centre de la sphère creuse et un point situé 

 à 3™ de distance; en plaçant l'écran en ce point, on réalise une tache de 

 très faible dimension qui permet de se contenter d'un faible recul pour le 

 photomètre, par rapport auquel elle joue le rôle de source de lumière à 

 mesurer. L'angle de chacun des deux fuseaux étant de 18", il faudrait 

 dix mesures successives pour étudier tout le flux par parties (^); mais 

 lorsque la source est de révolution ou à peu près, autour d'un axe vertical, 

 on peut se contenter de deux mesures prises à angle droit (ce qui fait en 



(') J'ai examiné un grand nombre d'autres dispositifs, comportant en particulier 

 l'emploi d'anneaux catadioptriques de formes diverses; j'indique seulement ici celui 

 qui a été reconou le plus pratique au point de vue de l'exécution et de l'emploi de 

 l'appareil. 



(^) Une seule mesure suffit quand on peut imprimer à la source un mouvement de 

 rotation rapide. 



