( 554 ) 



leurs ateliers (' ) et auront ainsi permis à cette nouvelle méthode d'entrer 

 dans le domaine de la pratique. 



» I;es dispositifs décrits dans cette Note, et qu'on peut appeler des 

 Lumen-mètres, permettent de faire, soit des mesures comparatives , soit 

 même des mesures en valeurs alisolues, lorsqu'on a déterminé les coeffi- 

 cients de transmission du miroir et de l'écran; le tarage global de l'appareil 

 à zone avec son écran peut être fait d'ailleurs simplement en plaçant au 

 centre de la sphère un étalon d'intensité horizontale connue I^. On isole 

 sur les fuseaux une zone équatoriale de hauteur connue et d'assez faible 

 hauteur pour que le flux qui le traverse soit uniforme. Soient a l'angle solide 

 correspondant, I la puissance lumineuse de la tache de l'écran mesurée au 



photomètre, le coefficient cherché R est déterminé par le rapport -j-- 



» Les lectures au photomètre peuvent donner ensuite directement les 

 flux ou les intensités moyennes sphériques en unités correspondantes. » 



CHIMIE. — Sur V analyse du silicium. Note de M. Vir.ouRoux, 

 présentée par M. Henri Moissan. 



« Nous avons montré précédemment (-) qu'il était possible, en chauffant 

 delà silice et du magnésium purs, d'obtenir du silicium amorphe titrant 

 99,60 pour cent. Le produit obtenu en employant des produits commer- 

 ciaux a donné, comme impuretés dominantes, de la silice et des siliciures 

 d'alumiriium et de fer. 



)> Nous exposerons aujourd'hui les méthodes d'analyse. Disons tout 

 d'abord qu'il importe d'opérer sur une poudre bien sèche. On en pré- 

 lève 0^^,100 environ qu'on introduit dans un petit tube de verre et qu'on 

 chauffe, pendant quelques minutes, jusqu'au voisinage du rouge. 



» I" Dosage de l\ silice : Attaque par le chlore. — On fait passer un courant de 

 chlore bien sec dans un tube en verre de Bohême, sur le silicium placé dans une na- 

 celle tarée. Lorsque l'appareil, bien sec lui aussi, est plein de ce gaz, on chauffe pro- 

 gressivement. Vers 45o°, le silicium prend feu et se volatilise à létat de chlorure, 

 mais il faut chauffer plus fortement afin d'attaquer les siliciures. L'action terminée, 



(') J'avais fait exécuter, dès 1892, un appareil d'essai en cuivre argenté, auquel la 

 difficulté d'entretenir un coefficient de réflexion constant m'a forcé promptemejit à 

 renoncer. 



C) Comptes rendus, t. GXX, p. 94 et p. 867. 



