( 6^3 ) 

 cœur. Une seule chose restait à faire pour mettre fin aux dissidences : c'était 

 de fâcher d'obtenir, à l'aide d'un appareil enregistreur, sur des animaux 

 non mutilés, la représentation pour ainsi dire autographique des mouve- 

 ments du cœur et du choc cardiaque, de manière à ne plus rien laissera 

 l'appréciation des sens dans la détermination des rapports de l'un avec les 

 autres. 



» Lorsque l'oreillette ou le ventricule se contractent, il survient une 

 brusque augmentation dans la pression du sang que contiennent ces cavités. 

 Signaler à l'aide d'un instrument enregistreur ces changements dans la pres- 

 sion nous a paru la meilleure manière de constater l'instant de la contrac- 

 tion de l'oreillette et du ventricule. L'expérience que nous avions déjà 

 tentée il y a deux ans, au moyen de leviers de sphygmographe mis en com- 

 munication avec les cavités du cœur par des tubes remplis d'eau, avait 

 échoué à cette époque à cause des résistances trop grandes que causaient 

 l'inertie et les hottemenis d'une longue colonne liquide. Nous la reprimes 

 dans ces temps derniers avec un succès complet en nous servant comme 

 moyen de transmission de tubes à air, d'après le procédé de M. Buisson (i). 



» L'expérience fut faite sur un cheval vigoureux qui est resté pendant 

 tout le temps debout et parfaitement calme (on observa cependant une accé- 

 lération sensible des battements du cœur). 



>) Une petite boule de caoutchouc gonflée d'air fut introduite dans un 

 espace intercostal, du côté gauche, au niveau du ventricule; elle recevait 

 le choc développé par la pulsation cardiaque et le transmettait au moyen 

 d'un long tube à un premier levier. 



» Une sonde poussée dans l'oreillette droite^ parla jugulaire, et terminée 

 par une mince ampoule élastique pleine d'air, transmettait à un deuxième 

 levier les impulsions développées par les systoles auriculaires. 



» Enfin, un troisième levier recevait les impulsions ventriculaires; il 

 communiquait au moyen d'un long tube avec une sonde solidaire de celle 

 de l'oreillette, mais plus longue et descendant jusque dans le ventricule. 

 Une ampoule élastique le terminait également; un plomb adapté à son 

 extrémité assurait sa descente. 



» Quand on se fut assuré que les trois leviers fonctionnaient régu- 

 lièrement, on leur fit écrire simultanément leurs indications sur un cylindre 



(i) Foir la Gazette médicale de Paris, i8 mai 1861. 



83.. 



