( 3o7 ) 



» La rotation 6, clans un sens convenable, de la vibration recliligne, à 

 partir de l'azimul qui correspond à une biréfringence nulle de la lame, est 

 donnée, en fonction de la différence (n' — n) e des chemins parcourus par 

 les deux ondes et de la longueur d'onde de la lumière employée, par la 

 relation 



n 

 — e. 



La mesure de l'angle ô peut être obtenue pratiquement avec une pré- 

 cision d'au moins ^ de degré à l'aide d'un analyseur à pénombre du type 



Laurent; le rapport- = — ^ — e détermine la différence des phases des 



deux composantes, qui vibrent dans les sections principales de la lame. 



» IL Disposition expérimentale. — On utilise la lumière jaune intense 

 obtenue en dirigeant la flamme du chalumeau oxyhydrique vers la surface 

 d'un bloc de chlorure de sodium préalablement fondu dans un creuset en 

 terre, sur la paroi duquel on a percé une échancrure latérale. La lumière, 

 rendue plus homogène par l'interposition d'une solution étendue de bi- 

 chromate de potasse, éclaire l'ouverture du collimateur (i^^q environ) 

 qu'on règle par autocoUimation. Les lames cristallines sont tout d'abord 

 disposées perpendiculairement aux axes de rotation des bonnettes graduées 

 qui les portent, puis elles sont réglées perpendiculairement à l'axe du 

 collimateur par l'observation de l'image réfléchie qu'on amène en coïnci- 

 dence avec l'ouverture du collimateur. Ce réglage est facilité par l'emploi 

 d'un arc électrique intense. 



)) La lumière circulaire peut être obtenue soit en utilisant un prisme 

 biréfringent circulaire de Fresnel (on intercepte alors l'un des faisceaux 

 avec un écran disposé à une distance suffisante pour que ces derniers 

 soient séparés), soit en se servant d'un nicol et d'une lame quart d'onde à 

 45° de la section principale du nicol. 



)) Le réglage du parallélisme des sections principales des lames cristal- 

 lines s'obtient avec l'analyseur à pénombre. Cet appareil comprend une 

 lame demi-onde qui couvre la moitié de l'ouverture d'un diaphragme et un 

 nicol dont la section principale fait un angle d'environ 3° avec la section 

 principale de la lame demi-onde. Tous les deux sont, d'ailleurs, montés 

 dans le même tube et subissent les mêmes mouvements de rotation. On 

 vise dans le plan de la lame demi-onde avec une lunette de Galilée. On 

 dispose un nicol polariseur à la suite du collimateur, et l'on tourne l'ana- 

 lyseur jusqu'à ce que les deux plages aient mêmeéclairement; les sections 



