( 6i4 ) 



caoïUchouc, à un flacon élévateur ou abaisseur. Le gros bocal est remplacé par un 

 manchon en verre où l'on établit une circulation d'eau. La manœuvre des robinets 

 placés au-dessus de la cloche et sur le trajet du tube qui plonge dans l'eau, permet 

 par l'élévation et l'abaissement du flacon, de remplir d'eau ou de gaz la cloche cen- 

 trale ainsi que le tube qui monte au sommet. Quand tout est rempli de gaz jusqu'à 

 une division déterminée, on ferme les robinets, on pose le flacon, et on attend que 

 le niveau de l'eau soit bien fixe, ce qui arrive lorsque l'équilibre de température 

 est établi. 



» On doit s'assurer d'abord du temps nécessaire pour que le niveau de l'eau revienne 

 au même point lorsqu'on a fait rougir le fil de platine; à cet efl"et, on introduit de 

 l'air dans l'appareil, on fait rougir pendant vingt-cinq ou trente secondes, à deux 

 reprises séparées par un intervalle d'une ou deux secondes, et on observe le temps 

 que le gaz met à revenir au même point; c'est dix ou douze minutes en général. Je 

 me suis servi d'une petite machine Gramme, que l'on fait tourner assez rapidement, 

 de façon à arriver au rouge blanc. 



» J'ai répété mes expériences sur le formène ou méthane, puis sur l'hydrogène et 

 l'oxyde de carbone. 



» Formène ou méthane; hydrogène. — J'ai dit comment j'avais opéré avec le pre- 

 mier de ces gaz, j'ai fait de même pour l'hydrogène, j'en ai transvasé lo'"'^ dans ggc"-" 

 d'air, j'ai pris à nouveau lo'^'^ du mélange que j'ai transvasé dans un nouveau bocal 

 contenant environ 990™ d'air. Ce dernier mélange est donc au ioooo«. 11 a été introduit 

 dans le grisoumètre ; j'ai fait rougir à blanc le fil de platine, et, au bout de dix à douze 

 minutes, le niveau de l'eau avait dépassé de plusieurs millimètres le niveau primitif, un 

 peu moins dans le cas de l'hj'drogène que dans le cas du formène, ce qui est conforme 

 à la théorie. 



» Oxyde de carbone. — En essayant de déceler ,0.000 de ce gaz dans l'air, le vo- 

 lume gazeux n'a guère dépassé le niveau primitif; mais, en introduisant 5"" de ce gaz 

 dans un litre d'air et faisant passer ce mélange dans le grisoumètre, j'ai obtenu une 

 diminution de volume très apparente. En donnant des dimensions différentes aux 

 deux parties de l'appareil, cloche centrale et tube gradué, on arriverait sans doute à 

 déceler ces petites quantités. 



» En résumé, pour de petites proportions de gaz combustibles, l'appa- 

 reil est d'une grande exactitude. Toutes les pièces sont faciles à remplacer. 

 Quant à la graduation, on peut la vérifier, en introduisant dans l'appareil 

 un mélange connu, le soumettant à l'action du fil et observant la diminu- 

 tion de volume, ou, comme l'a fait M. Grébant, en remplissant d'eau l'ap- 

 pareil et la laissant écouler dans une éprouvelte graduée. Si l'on veut se 

 contenter d'une approximation de ^. on l'obtiendra à un dixième 

 près. 1) 



