( 77« ) 

 par une bouenoiràti-e, formée de bulles de mercure, le temps de pose aug- 

 mente de 2 à 5. 



» En soufflant l'étincelle, on obtiendra probablement les mêmes effets 

 avec la bobine de Ruhmkorff qu'avec les appareils de Tesla. La grande fré- 

 quence paraît nuisible; en faisant varier de i à i5 le nombre des interrup- 

 tions à la seconde, nous avons observé que la puissance du tube allait en 

 diminuant rapidement sous l'effet des plus grandes fréquences ; au bout de 

 neuf minutes, la puissance était tombée de 5 à 2. 



)) Avec une fréquence de quatre interruptions, le tube conserve sa même 

 puissance pendant plus de vingt minutes. La fluorescence visible cepen- 

 dant était nettement intermittente; cette expérience semblerait montrer 

 que la fluorescence invisible persiste sans s'affaiblir au moins un quart de 

 seconde; nous nous proposons de faire connaître prochainement les ré- 

 sultats et les conséquences relatives à la théorie des rayons X, d'expé- 

 riences poursuivies dans ce sens. 



» Ce dispositif, bien préférable aux interruptions de pose, a l'avantage 

 de chauffer beaucoup moins et les parois et les électrodes. 



» Vide. — Les appareils du commerce perdent rapidement leur puis- 

 sance; un tube capable d'agir sur l'électromèlre en une seconde ne donne 

 plus aucun résultat sensible au bout de une demi-heure de marche. 



» Cet effet peut être évité en laissant l'ampoule sur la trompe à mercure ; 

 une jauge permet de vérifier l'état du tube, et ses indications pourraient au 

 besoin remplacer celles de l'électrométre; le tube devient bon quand la 

 pression est voisine de ^ de millimètre de mercure. 



» Mesure du temps de pose. — L'électrométre doit servir à mesurer le 

 temps de pose; il suffit, pour cela, d'interposer différents objets entre la 

 source et la lame d'aluminium de l'électrométre. 



M Si l'on emploie des diaphragmes, qui doivent être placés presque en 

 contact avec la surface du verre, leur influence peut être calculée à l'aide 

 de l'électrométre. 



» C'est avec un diaphragme de 8™" de diamètre que nous obtenons les 

 photographies de mains en une minute, la plaque étant à i5"™ de la 

 source. 



» Les résultats obtenus par différents expérimentateurs ne seront com- 

 parables que s'ils veulent bien indiquer l'objet photographié, le dia- 

 phragme, la distance de la source à la plaque, et le temps de pose; on 

 peut, en etfet, obtenir la photographie instantanée d'un fil de platine ou 

 d'une pièce d'or placés à o™,oi de la source, en faisant à la main une 



