( 779 ) 

 seule interruption de l'inducteur, et enlevant immédiatement le cliché; 

 c'est le temps minimum de pose qu'il soit possible de réaliser ( ' ). » 



PHYSIQUE. — Action des rayons X sur les corps électrises. 

 Note de MM. L. lÎENoisxet D. Hurmuzescu, présentée par M. Lippmann. 



« Depuis notre première Communication (3 février) sur les rayons X, 

 dans laquelle nous annoncions que ces rayons ont la propriété de déchar- 

 ger complètement les corps électrises, sans faire apparaître d'électrisation 

 nouvelle, et oîi nous fondions sur cette propriété une méthode actinomé- 

 trique applicable à ces radiations, ont été publiés plusieurs Mémoires 

 relatifs aux mêmes phénomènes. Celui de M. J.-J. Thomson formule 

 des conclusions entièrement conformes aux nôtres; les autres, tels que 

 celui de M. A. Righi, celui de MM. Borgmann et Gerchun et celui de 

 M. H. Dufour, tout en étant d'accord en ce qui concerne la décharge des 

 corps électrises, quel que soit le signe de leur électrisation, signalent une 

 électrisation produite directement par ces ravons, sans être d'accord, 

 d'ailleurs, sur le signe de cette électrisation, positive d'après M. Righi, 

 négative d'après MM. Borgmann et Gerchun. 



» En présence de ces divergences, nous avons cru devoir répéter nos 

 premières expériences, en prolongeant très longtemps l'action du tube de 

 Crookes sur les feuilles d'or de l'électroscope ; nous avons constamment 

 observé une chute complète, quel que fût le signe de la charge initiale, et 

 l'absence complète de toute nouvelle divergence ultérieure. 



» Craignant un défaut de sensibilité de l'électroscope pour les faibles charges, nous 

 avons eniployé un nouveau type d'électromètre symétrique à miroir (2), toujours com- 

 plètement enfermé dans une cage métallique communiquant avec le sol; c'est aussi à 

 l'intérieur de cette cage que se trouve, derrière une fenêtre fermée par une feuille 

 d'aluminium, la plaque d'épreuve que l'on charge, au début de chaque expérience, au 

 potentiel de 6o volts environ. La diélectrine qui isole les corps électrises se trouve 

 absolument à l'abri de toute action de la part du tube de Crookes. 



» Dans ces conditions, la décharge a été de nouveau absolument complète et défi- 



(') J'ai été aidé dans quelques-uns de ces essais par mon préparateur, M. Nugues, 

 ingénieur, auquel j'adresse mes remercîments. 



(- ) Voir la description de cet électromètre dans : Les Rayons X et la Photographie 

 à travers les corps opaques, par M. Ch.'-Ed. Guillaume, p. 89, yZ^'. 16. La plaque 

 d'épreuve est figurée par le disque P. 



