( 3.2 ) 



où (fi est une fonction entière de deo;ré n -h p — i — q[p — /) — /, où R est 

 une fonction entière rie rlegré </, e' // mie fonction linéaire. Le diviseur 

 commun à cl"Jct à d"^'fsern de degré q et, en général, indéconiposable. » 



PHYSIQUE. — Nouvel hygromèli e à condensa lion; son emploi pour ta graduation 

 des hycjromèlres à cheveu. Note de M. G. Sire, présentée par M. Mascart. 



« Ce nouvel hvgromèti'e est une modification de V hygromètre condenseur 

 de Regnault; l'abaissement de température qui détermine le point de rosée 

 s'y produit aussi par l'évaporation de l'élher sulfurique traversé par un 

 courant d'air. 



;) La surface brillante sur laquelle se fait le dépôt de vapeur d'eau est 

 cylindrique; mais, poin- rendre ce dépôt plus apparent, deux viroles bril- 

 lantes sont juxtaposées, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de cette sur- 

 face, et elles en sont isolées par un corps mauvais conducteur de la cha- 

 leur. Il en résulte que cette partie de l'instrument présente à l'extérieur 

 une surface cylindrique, partagée en trois zones de même hauteur, par deux 

 intervalles de un demi-millimètre environ. Les deux zones extrêmes restent 

 brillantes dans les expériences, de sorte qu'il esl très facile de juger, par 

 contraste, des moindres changements qui se produisent sur la zone moyenne. 

 Comme le réservoir à éther est préservé du réchauffement par l'air ambiant, 

 dans touies les parties autres que celle où se fait le dépôt de rosée, on 

 atteint plus vite la température de ce dépôt, et on la maintient plus facile- 

 ment staiionnaire. 



» Le petit volume de ce nouvel hygromètre à condensation permet de 

 l'introduire facilement flans une cloche en verre, par exemple pour déter- 

 miner l'état hygrométrique de l'intérieur de cette cloche. On voit que, si 

 plusieurs hygi'Hiiètres à cheveu sont disposés dans cet intérieur, dont 

 on fera varier le degré d'humidité par des mélanges arbitraires d'eau et 

 d'acide sulfurique, on pourra déterminer rigoureusement les indications 

 de ces hygromètres, pour des fractions de saturation aussi rapprochées 

 qu'on le voudra. Ce procédé expérimental constitue une méthode de gra- 

 duation et de vérification très exacte pour les hygromètres à chi'veu : elle 

 est notamment plus expéditive que les méthodes proposées jusqu'à ce 

 jour. » 



