( ^74 ) 

 chesA,B, Cdu pont étant égales à loooo ohms, !e minimum du bruit 

 correspond à D = 93oo ohms. Si l'on prenait G comme inconnue, le 

 calcul ordinaire du pont en fournirait donc la valeur avec une erreur de 

 7 pour loo. Pour A = B = lo ooo ohms, C = looooo ohms, on a trouvé 

 D = 80000 olims ; Terreur relative serait de 20 pour 100. 



» Deuxième expérience. — En remplaçant successivement une, deux, 

 trois branches métalliques par des résistances liquides impolarisables, for- 

 mées de sulfate de zinc concentré avec des électrodes de zinc amalgamé, on 

 améliore beaucoup l'expérience, sans cependant obtenir de bonnes extinc- 

 tions. On n'en a pas davantage en formant la quatrième branche d'une 

 sorte de rhéostat à sulfate de cuivre et à électrodes filiformes. 



» L'induction propre des bobines dans la première expérience, la polarisa- 

 tion des petites électrodes dans la dernière, introduisent dans le pont des 

 forces électromotrices parasites; il en résulte une cause d'erreurs systémati- 

 ques, qui n'a peut-être pas toujours été évitée par les expérimentateurs. La 

 méthode des courants alternatifs ne peut donc être appliquée que si : 1° on 

 exclut du circuit toute résistance métallique non rectiligne et, en particulier, 

 les caisses de résistance du commerce, et que si : 2" on n'emploie, même 

 dans les liqueurs concentrées, que des électrodes à très large surface. 



» Pour réaliser des mesures dans ces conditions, nous avons utilisé un 

 rhéostat à sulfate de cuivre, dont voici la disposition : deux éprouvettes 

 superposées A et B, pleines de sulfate de cuivre, contieiuient chacune une 

 électrode de cuivre de plusieurs décimètres carrés de surface. Les deux 

 éprouvettes communiquent par un tube vertical dans lequel s'engage une 

 lige de verre pleine, de section presque égale, que l'on enfonce à volonté, 

 et dont on note la position à l'aide d'un index et d'une règle divisée. On 

 mesure, à l'aide de courants continus de très faible intensité, la résistance 

 du rhéostat correspondant à chaque division de l'échelle, et l'on peut, dés- 

 ormais, employer l'appareil pour des mesures absolues ('). 



» La résistance liquide à mesurer est formée par deux vases, contenant 

 chacun une électrode en platine platiné de i'^™'' de surface, et communi- 

 quant par un siphon plein du même liquide que les vases. Les branches 

 fixes du pont de Whealstone ont une disposition analogue, mais les élec- 

 trodes sont des zincs amalgamés de pile, plongeant dans une solution 

 concentrée de sulfate de zinc. 



(') Il est indispensable de connaîire la température dn liquide, car la résistance du sul- 

 fite de cuivre varie de j'^ de sa valeur à o", par degré centigrade. 



