( 419 ) 



)) Ce disque ne reçoit le soleil que sur une faible partie de sa surface ; 

 mais, par suite du phénomène de Peltier, l'effet est le même que si la quan- 

 tité d'énergie contenue dans la section droite du faisceau solaire était uni- 

 formément répandue à sa surface. J'ai vérifié ce fait, en concentrant, au 

 moyen d'une lentille convergente, un faisceau solaire sur cet actinomètre; 

 l'intensité du courant obtenu est la même, soit que l'on fasse tomber 

 le foyer principal sur la lame, soit qu'en la rapprochant on reçoive 

 la section droite du faisceau convergent, jusqu'à couvrir la totalité de sa 

 surface. 



» Les deux extrémités de l'élément et les points de jonction des fds 

 sontsoudés galvanoplastiquement,par un dépôt de cuivre, à un circuit qui 

 se relie à un galvanomètre placé dans une chambre obscure ; l'actinomètre 

 monté sur son mouvement est placé sur le toit. 



» Les indications du galvanomètre à miroir sont enregistrées photogra- 

 phiquemeiit, par un dispositif qui, à quelques modifications près, est iden- 

 tique à celui qu'emploie M. Mascart pour l'enregistrement du magné- 

 tisme terrestre et de l'électricité atmosphérique. 



» Afin d'éviter l'enregistrement simultané des variations de la décli- 

 naison et d'autres causes perturbatrices, le galvanomètre est entièrement 

 enfermé dans une large enveloppe en fer, munie d'un orifice latéral pour 

 le passage des rayons lumineux; la force directrice est donnée par lui 

 système de barreaux aimantés, placés dans l'enveloppe ; on peut obtenir 

 ainsi telle sensibilité que l'on veut. 



» La courbe actinométrique est tracée sur du papier au gélatinobro- 

 mure d'argent; afin d'obtenir la concordance rigoureuse des mouvements 

 du cadre photographique et de l'actinomètre, l'horloge du cadre, réglée 

 sur le temps solaire vrai, porte un interrupteur qui actionne électrique- 

 ment le mouvement équatorial; les deux mouvements sont ainsi solidaires 

 l'un de l'autre. 



i) Les courbes diurnes sont étalonnées au moyen d'observations faites 

 avec mon actinomètre; immédiatement après l'observation, on ramène un 

 instant au zéro l'aiguille du galvanomètre au moyen d'une dérivation, et 

 l'on trace ainsi sur la feuille une ordonnée qui donne le moment de l'ob- 

 servation. 



» L'appareil a été installé à l'École nationale d'Agriculture de Mont- 

 pellier; je dois ici remercier M. Foex, directeur de l'Ecole, qui a bien 

 voulu mettre à ma disposition tous les moyens nécessaires pour mener 



