( 477 ) 



» La nouveauté de noire appareil consiste dans l'addiliou que nous faisons 

 subira cecône degranJisseinent, pour le faire servira la projection d'objets 

 microscopiques. Pour remplir cette condition, l'appareil porte une platine 

 de microscope, munie d'une lentille formant /octis destiné à raccourcir 

 le foyer du grau I condenseur, pour concentrer la plus grande somme de 

 lumière sur l'objet que l'on veut projeter. 



» Jusqu'à présent, les microscopes dits de projection ont été des appareils 

 donnant un grossissement relativement fort, mais avec une netteté qui pa- 

 rait aujourd'Iuli insuffisante pour les beâoins de la Science. Cela tient sur- 

 tout à la qualité des systèmes objectifs qui sont employés d'ordinaire 

 pour ces projections, et aussi à la façon dont l'éclairage est obtenu. Nous 

 avons reconnu que, suivant les dimensions des objets microscopiques que 

 l'on veut projeter et le grossissement que l'on veut obtenir, et par suite 

 suivant le système objectif que l'on désire employ( r, il est nécessaire de 

 faire varier la forme du faisceau convergent qui éclaire l'objet; par suite, 

 la longueur focale du focus doit être modifiée. A cet elfet, notre appareil 

 est muni de lentilles de foyers différents, qui sont destinées à servir de fo- 

 cus, et que l'on clioisira suivant les cas. 



» En outre, nous nous sommes attachés à faire servir, pour les projections 

 d'objets microscopiques, les divers numéros d'objectifs qui sont construits 

 pour les microscopes d'observation. Grâce à l'emploi de ces objectifs et aussi 

 à la perfection de notre système de focus, nous avons pu projeter des objets 

 microscopiques avec de forts grossissements, et avec une netteté aussi par- 

 faite que celle que l'on obtient avec le microscope d'observation. 



» De plus, la bonnette qui porte le focus peut recevoir un prisme de 

 Nicol pour polariser les rayons lumineux. En avant de l'objectif, on place 

 un second nicol, servant d'analyseur. Le porte-fiche est muni d'une platine 

 tournante, permettant de placer l'objet dans les divers azimuts. Ainsi con- 

 struit, l'appareil peut servir également aux minéralogistes pour projeter des 

 coupes de roches et de crist;iux. 



» Une cuve spéciale, contenant de l'eau d'alun, permet d'arrêter une 

 notable partie de la chaleur des rayons concentrés sur l'objet. » 



