( 63S ) 



inenlation «le la pression exercée sur un gaz superposé, n'amène pas la 

 dissolution du liquide dans le gaz. » 



PHYSIQUE. — Sur deux types nouveaux d' hygromèlres à condensation. 

 Note de M. Georges Sire. 



« On sait que la précision des hygromètres à condensation dépend de 

 l'exactitude avec laquelle on détermine la température de la surface où se 

 fait le dépôt de rosée, ainsi que de la perception plus ou moins nette de 

 ce dépôt. 



» Je suis parvenu à rendre très sensibles ces déterminations, en obser- 

 vant le dépôt de vapeur d'eau sur une surface brillante, cylindrique ou 

 plane, ce qui donne lieu à deux types nouveaux d'hygromètres à conden- 

 sation, dans lesquels l'abaissement de température est obtenu par l'évapo- 

 ration de l'éther suifurique où plonge un thermomètre. 



» Le premier type a son réservoir à éther formé d'un tube cylindrique, 

 en métal mince et brillant, dont les extrémités sont isolées, intérieurement, 

 par deux pièces d'ébonite, de façon que le liquide volatil n'est en contact 

 avec la paroi métallique que sur une zone moyenne de o'",oi de hauteur 

 environ. C'est sur cette zone que se fait le dépôt de vapeur d'eau ; il se 

 traduit par un anneau blanchâtre qui apparaît à mi-hauteur du réservoir 

 à éther. 



» Le réservoir du deuxième type est entièrement en ébonite ; il est percé 

 laléralenieiit d'une ouverture circulaire, fermée par lui disque métallique 

 mince et poli à l'intérieur. C'est sur la partie de ce disque correspondante 

 à l'ouverture, que se dépose la vapeur d'eau; il se forme, dans ce cas, un 

 petit cercle blanc mat au centre du disque, disque que l'on voit d'un beau 

 noii' pour une certaine orientation. 



» Les surfaces brillantes sont obtenues par un dépôt électrochimique 

 de palladium; le poli noir de ce métal rend perceptibles les plus faibles 

 traces de condensation. 



» Le caractère essentiel des hygromètres précitée, c'est que le dépôt 

 de rosée se fait et s'ob.serve au milieu d'une surface métallique brillante 

 sans solution de continuité. D'autre part, l'agitation du liquide volatil et la 

 minceur des parois qu'il mouille assurent la parfaite égalité de tempéra- 

 ture (le ces deux parties, dans l'un eî l'.iutre instrument. » 



