( 7^2 ) 



tour elliptique, doit s'écarler peu d'une autre formule approchée donnée 



par M. d« Saint-Venant sans démonstration théorique K"= . _, , ,„, > 



mais justifiée numériquement dans un grand nombre de cas. 



» Si les moments d'inertie principaux sont égaux, le degré de symétrie 

 du contour indiquera quel polynôme entier il convienl de choisir pour w' 

 parmi ceux qui satisfont à l'équation (2). En prenant w' nul, on retombe 

 sur la proposition I. - 



ÉLECTRICITÉ. - Sur un nouvel appareil de mesure des courants électriques. 

 Noie de M. F. de Lalande, présentée par M. Cornu. 



« Les appareils de mesure des courants électriques, fondés sur l'emploi 

 d'aiguilles aimantées ou d'aimants permanents, sont, comme on le sait, 

 influencés dans une large mesure tant par la variation du magnétisme 

 terrestre que par la variation de l'état magnétique des aimants eux-mêmes. 

 Les indicationsfourniespar les instruments de ce genre, qui sont munis d'une 

 graduation fixe en ampères ou en volts, tie peuvent présenter de garanties 

 qu'autant que leur étalonnage est vérifié à intervalles rapprochés. C'est 

 là un grave inconvénient, surtout pour les applications industrielles pour 

 lesquelles ces instruments ont d'ailleurs le grand avantage de fournir des 

 indications immédiates et continues, 



" Les ampères-mètres et volts-mètres, que j'ai l'honneur de présenter à 

 l'Académie, ne comprennent pas d'aimant permanent dans leur construc- 

 tion et sont, par suite, à l'abri de la cause d'erretn- qui vient d'élre rappelée. 

 Ils sont fondés sur l'action qu'exerce un solénoïde sur un faisceau de fils 

 de fer doux mobile à son intérieur et maintenu par une force antagoniste. 

 Ils se rapportent au type de la balance électromagnétique de M. Becquerel 

 et permettent, comme cet instrument, de peser ^ pour ainsi dire, l'action 

 électrique des courants. 



» Pour obtenir ce résultat, l'appareil, qu'on pourrait appeler un aréo- 

 mètre électrique, est simplement formé d'un faisceau de fils de fer doux 

 placé à l'intérieur d'un aréomètre métallique plongeant dans une éprou- 

 vette remplie d'eau et entourée par une bobine que traverse le courant 

 à mesurer, La position initiale de l'aréomètre (réglée par le niveau, main- 

 tenu constant, du liquide) étant toujours la même, on comprend qu'd 

 prendra une position d'équilibre fixe en s'enfonçanl d'une certaine quan- 

 tité, variable avec chaque inlen.'.ité du courant qui traverse la bobine, 

 mais constante pour une même intensité. La partie supérieure de la lige 



