( 743) 

 de l'aréomètre est plane et constitue l'index qui se déplace le long d'une 

 échelle verticale graduée expérimentalement. Une particularité impor- 

 tante est le guidage de la tige de raréomèlre qui traverse un œil métal- 

 lique à l'intérieur du liquide. Celte disposition supprime les frottements 



contre les parois de l'éprouvette et n'altère en rien la sensibilité de l'aréo- 

 mètre. 



» En faisant varier les dimensions de la bobine et celles du faisceau de 

 fils de fer doux ou de la tige de l'aréomètre, on peut, pour une intensité 

 donnée, obtenir une course aussi grande qu'on peut le désirer. Dans les 

 modèles courants, très habilement construits par M. J. Carpentier qui en a 

 étudié avec le plus grand soin tous les détails, un déplacement de o™,io 

 environ corres|)ond à une intensité de lo à aS ampères, suivant les appareils, 

 ou à une différence de potentiel de loo volts. 



I) Les bobines des ampères-mètres sont formées par une ou deux rangées 

 seulement de très gros fil; elles peuvent n'avoir qu'une résistance de 

 tÔj à pi;-, d'oliui; l'appareil peut donc être introduit sans inconvénientdans 

 la plupart des circuits électriques. La bobine du volt-mètre est à fil fin et 

 présente une résistance d'environ lyoo ohms. 



<> Les courbes qui représentent le déplacement de l'aréomètre en fonction 

 de l'intensité ou de la force électromotrice des courants offrent un point 

 d'inflexion dans le voisinage duquel elles ne s'éloignent pas beaucoup d'iuie 



