( «'2 ) 



sorption, permettant d'étudier les liquides sous une épaisseur de lo'". Le 

 spectroscope que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie a 4" de longueur 

 totale et permet d'observer une couche de 3"" d'épaisseur; il se compose 

 de trois parties principales : 



» 1° Le spectroscope proprement dit ; 



» 2° Les tubes pour contenir les liquides dont on veut étudier le 

 spectre d'absorption ; 



» 3" Les appareils d'éclairage. 



» 1° Le spectroscope est composé d'un collimateur ou autrement dit 

 d'une fente rectiligne placée au foyer principal d'un objectif achroma- 

 tique, d'un prisme à vision directe, très dispersif, et d'une lunette d'obser- 

 vation réglée sur l'infini. Une petite lunette, faisant également fonction de 

 collimateur, est placée sur le côté du spectroscope et perpendiculairement 

 à son axe optique; elle porte une échelle transparente divisée sur verre : 

 c'est le micromètre. Il se réfléchit sur le prisme, et son image renvoyée 

 dans la lunette vient se superposer avec celle du spectre. 



)) Au foyer de l'oculaire se trouve un réticule en fil d'araignée, fixé 

 sur un chariot mobile à l'aide d'une vis. Ce fil, se projetant sur l'image du 

 spectreetsurcelle du micromètre, permet, parson déplacement, de mesurer 

 très exactement, soit l'écartement existant entre deux raies ou bandes, soit 

 la largeur d'une d'entre elles. Pour permettre d'observei' le spectre dans 

 toute son étendue, la lunette est mobile autour d'un axe passant par le 

 plan vertical de son objectif. 



» 2° Les tubes sont de deux sortes : en métal inoxydable, garnis intérieu- 

 rement d'un manchon de verre et fermés à leurs extrémités par deux 

 disques également en verre, à faces parfaitement planes et parallèles et 

 entièrement en cristal ; les disques servant à la fermeture sont fixés à l'aide 

 de colliers mobiles en ébonite. Les tubes sont par séries de six ; trois tubes 

 de I™, un de o'", 5o, un de o™,20 et enfin un de o'", lo. 



» 3° L'éclairage peut être fourni, soit par la lumière électrique, soit par 

 la lumière de Drummond. Dans l'appareil que j'ai l'honneur de présenter 

 à l'Académie, je me sers de cette dernière. Une petite lanterne à lumière 

 oxhydrique, fixée à l'instrument, munie d'un système de lentilles dit con- 

 denseur, donne des rayons parallèles qui éclairent les tubes. 



» Ensemble de l'appareil. — Le bâti est composé de trois supports en 

 fonte de fer verni, de i'",io de hauteur, sur lesquels sont fixées des gout- 

 tières en fer, parfaitement dressées et reliées aux supports par des entre- 

 toises qui assurent la stabilité de l'appareil. Ces goultièies, destinées à 



