( 'oo4 ) 

 miner l'influence de la couleur sur ces observations, en faisant usage du 

 speclroscope de poche à vision directe : le plus petit modèle suffit pour 

 donner une précision siu'prenante. 



» Je remplace la fente par un miroir argenté cylindrique, de 16™™ de dia- 

 mètre, fixé perpendiculairement à une planchette montée sur pied. Une rai- 

 nure permet de rapprocher le miroir du speclroscope, fixé en face de l'autre 

 côté. Une division en nullimètres, le long de la rainure, donne la distance 

 de l'ouverture oculaire du spectroscope, dont la lentille et la fente sont 

 supprimées. 



» En regardant la ligne étroite de lumière, qui se forme sur le miroir 

 quand on se place près d'une fenêtre, le dos tourné à cette fenêtre, on voit 

 un spectre intense, de quelques degrés, et à une distance déterminée du 

 miroir; à l'ouverture oculaire du speclroscope à vision directe, on voit ap- 

 païaître les raies de Fraunhofer. Mais ce qui est essentiel ici, c'est qu'on 

 ne voit pas les raies de Fraunhofer apparaître toutes à la fois : il est né- 

 cessaire d'éloigner plus ou moins le miroir cylindrique pour distinguer 

 successivement les raies C, D, E, F, G et H. Uu déplacement de o™,ooi 

 suffit pour faire disparaître l'une ou l'autre de ces raies. Cela tient à ce 

 que les rayons de diverses couleurs ont des réfrangibilités différentes au 

 travers de la lentille oculaire, et l'on peut ainsi trouver rigoureusement la 

 distance visuelle pour les rayons D ou E, dont l'activité optique est la plus 

 grande. 



» Les distances visuelles ainsi déterminées pour chaque raie de Fraunho- 

 fer présentent des différencias deo'^jOio k o"", oi5 et même davantage pour 

 les yeux normaux, quand on passe des raies D ou E aux raies F ou G; un 

 peu moins, quand on passe des raies B ou C aux raies D ou E. 



» Pour des yeux anormaux, on peut déterminer avec une grande pré- 

 cision chaque degré de sensibilité, en opérant sur les raies noires très fines 

 du spectre; 1 œil n'éprouve pas la moindre fatigue, et l'influence de l'ac- 

 commodation se trouve réduite au minimum, en sorte qu'on peut aisé- 

 ment maintenir les erreurs des observations dans des limites ne dépassant 

 pas o"',ooi. Ce petit appareil rendrait peut-être de bons services aux 

 physiologistes, pour la détermination de l'achromatisme si imparfait de 

 l'œil humain, et dans l'étude des variations qu'il présente avec i âge. 



» Les erreurs d'observation et l'impossibilité île fixer avec précision la 

 position du tube de l'optomètre ordinaire ne sont pas seulement dues à 

 l'accommodation et à la différence de sensibilité des yeux, mais aussi à la 



