( '64) 

 lige deux boutons hémisphériques el très-petits en platine incrusté dans la 

 tnatiére même de la porcehiine au moyeu du chalumeau à gaz tonnants. On 

 rend ainsi très-précis le pointage de ces extrémités. T.a chauie de platine est 

 fixée à une petite crémaillère placée en dehors du foiuneau sur un support 

 qui n'est pas influencé par la dilatation de ses parois. La crémaillère per- 

 met de donner à la tige de porcelaine une position qui facilite les mesures. 

 On place à la hauteur des extrémités de cette tige deux bougies sur la 

 flamme desquelles les petits boutons de platine se projettent en noir ; et avec 

 un cathétomètre de Gambey, très-précis et très-exactement véritié, on me- 

 sure à un centième de millimètre près la distance verticale comprise entre 

 les deux boutons de platine. 



» On introduit dans le creuset le ballon de porcelaine destiné à la mesure 

 des températures, et on place son centre au niveau de la tige de porcelaine. 

 On ferme l'appareil avec un couvercle muni d'échancrures qui laissent 

 passer : i° la chaîne de platine à laquelle est attachée la tige de porcelaine; 

 2° le col du thermomètre; 3° un petit appareil que nous décrirons plus loin 

 sous le nom de compensateur. 



» i" Mesure de la dilatation linéaire de la porcelaine. — Lorsque la tempé- 

 rature est portée au point voulu, la tige de porcelaine rouge devient invi- 

 sible dans l'espace incandescent où elle est plongée ; mais ses deux extré- 

 mités se détachent avec une grande netteté sur les bouchons froids qui 

 forment un fond obscur à l'extrémité de deux des tubes horizontaux. 

 On détermine ainsi avec une même précision à toutes les températures la 

 distance qui sépare les deux petits boutons de platine. On a donc l'un des 

 éléments qu'il s'agit de fixer. 



» i" Détermination de la température. — Le col du ballon de porcelaine 

 sortant du creuset est mastiqué à un tube jaugé en cuivre de quelques 

 dixièmes de millimètre de diamètre intérieur. Ce tube conduit l'air chassé 

 du ballon par la dilatation à un manomètre placé dans une pièce voisine 

 dont la température reste constante, d'après les prescriptions que nous 

 avons déjà détaillées dans un Mémoire précédemment cité et auquel nous 

 renvoyons. Nous ne dirons qu'un mot de ])lus sur la construction du mano- 

 mètre : il se compose essentiellement d'une sphère en verre de 200 à 25o 

 centimètres cubes, terminée à sa partie supérieure par un tube très-court 

 de I { centimètre de diamètre iutérieiu' sur lequel on a gravé un trait 

 de repère et soudé un tube capillaire qui est relié lui-même au tube de 

 cuivre par un mastiquage parfait. Au-dessous de la sphère se trouve un tube 



