( '65 ) 

 de verre de i5 inilluiiètres de diamètre inlérieur, sur lequel sont gravés de 

 nouveaux repères disl;tnts de 3 centimètres les ims des autres. Les inter- 

 valles comniis entre tous ces repères sont exactement me^urés au moyen du 

 mercure à chaque changement de température. Le reste de l'appaieil est 

 semblable au manomètre employé par M. Regnault dans toutes ses expé- 

 riences; nous n'y avons ajouté cpi'un tube anxiliaiie muni trun lobinet et 

 d'un ajutage convenable qui fait arriver le mercure de bas en haut dans 

 l'appareil, et qu'on manœuvre de loin pendant qu'on a l'œil placé à la lu- 

 nette du cathétomètre. 



" Nous recommandons aux constructeurs de donner à ces manomètres 

 une hauteur verticale aussi petite que possible, afin de diminuer une cause 

 d'erreur considérable venant des différences de température acquises par 

 les différentes tranches de l'eau qui baigne l'apjiareil manomélrique, diffé- 

 rences qui ne sont jamais nulles, quelque faibles que soient les variations 

 de température dans la chambre où on opère. On eu diminue encore l'in- 

 fluence en agitant ou renouvelant constamment cette eau et en déterminant 

 sa température au moyen d'un thermomètre placé de telle sorte, que le 

 milieu de son réservoir soit au niveau du centre de la sphère du manomètre. 

 La longueur de ce réservoir doit être telle, que le thermomètre accuse la 

 température moyenne de Fair contenu dans la sphère. 



» 3° Compensateur. — On apprécierait difficilement, par des mesures 

 directes, la température du cul du ballon dans la portion qui ne plonge pas 

 dans le creuset, quoiqu'elle soit sur presque toute sa longueur environnée 

 par des écrans d'eau froide. La température du tube de cuivie varie peu, 

 et son volume est très-petit par rajjport au volume du ballon; mais enfin 

 i! est diflicile aussi d'apprécier sa température moyenne sur tout son par- 

 cours. Quoique toutes les causes d'erreur qui en résultent soient négli- 

 geables, il est très-sage de les compenser toutes à la fois par un système 

 d'appareil qui permette d'en mesurer directement l'effet total eu don- 

 nant un nombre que l'on introduit immédiatement dans les formules. C'est 

 pour cela cpi'à côté du col du ballon (partie qui ne plonge pas dans le 

 creuset), nous plaçons un tube de porcelaine de même diamètre intérieur 

 que ce col. Il est fermé à son extrémité inférieure et mastiqué par son 

 extrémité supérieure à un tube de cuivre de même fliamètre et de même 

 longueur que celui cpii met en communication le ballon avec le réservoir 

 du manomètre. Ces deux tubes, constamment juxtaposés, ne se séparent 

 que très-près du point où l'on fait les observations. Celui qui sert de com- 



C. R., 1864, î™» Semesln: (T. LIX, N" 4.) 0.1 



