1 i66 ) 

 peiisateiir est mastiqué à iii) petit inaDomèlre, au uiuyen duquel ou déter- 

 mine à chaque observation la pressiou de l'air qu'il contieut. Avec cette 

 pressiou, on élimine iaimédiatement le terme de l'équation qui contient les 

 valeius difficiles à déterminer. Nous avons trouvé daus lui appareil déjà 

 décrit par M. Hervé Maugon ( \) et que nous recommandons fortement a 

 l'attention des physiciens le principe de cette méthode, qui donne les meil- 

 leurs résultats. Ainsi, nous avons pu écarter les incertitudes provenant de 

 la dilatation du verre dans le manomètre, de la variation des températures 

 dans les espaces qui srj^arent le manomètre du ballon, et nous avons an- 

 nulé toutes les faibles causes d'erreur dans nos expériences. Quant aux 

 grands nombres introduits dans nos équations, ils représentent le volume 

 du manomètre et le volume du ballon : Us ont été déterminés avec une 

 précision qu'un petit nombre d'appareils de physique permettent d'at- 

 teindre. Le volume du manomètre se mesure avec une grande exactitude, 

 si l'on suit les prescriptions recommandées par M. Regnault, celles dont 

 nous avons parlé, et d'autres encore que nous détaillerons dans un Mémoire 

 complet sur la matière. Le volume du ballon, qui est en général voisin de 

 3oo centimètres cubes, s'obtient en le remplissant à l'ébullition avec de 

 l'eau distillée qu'on fait refroidir dans de l'eau maintenue à environ 3°, 5. 

 Le ballon, transformé en une sorte de tlT^rmomèlre à eau au moyen d'un 

 entonnoir effilé et d'un tube de caoutchouc, indique lui-même le moment 

 où l'eau a atteint le maximum de sa densité. Cette méthode permet d'ap- 

 précier le volume à i millimètre cube près. Avant d'être employé aux expé- 

 riences, le ballon doit être séché dans le vide à une températuie de 4oo à 

 5oo degrés et rempli d'air sec à la température ordinaire. Enfin, il est 

 mastiqué au tube de cuivre communiquant avec le manomètre au moyen 

 d'un petit ajutage commun à tous ces appareils et qui ne peut être décrit 

 ici. On fait le vide un grand nombre de fois dans le manomètre et dans le 

 ballon, et on les remplit d air sec et dépouillé d acide carbonique. On sup- 

 prime avec du mastic ou de la soudiu'e toute communication avec l'exté- 

 rieur, de manière à exclure complètement l'emploi des robinets. 



» On plonge le ballon dans la glace et on détermine avec les précautions 

 c onnues la masse de l'air qui va servii* aux expériences et qu'on vérifie en 

 chauffant le ballon dans la vapeur d'eau bouillante. On a déterminé dans 

 toutes les expériences les éléments suivants : 

 •^i) 1° La pression dans le grand manomètre et sa température; 



(i) Vovez Annunhr tir In Sncirtr météorologique, t. XI, p. l Sg 



