( 459 ) 

 y restera en repos; il n'y a donc en général qu'une petite perturbation 

 dans les couches inférieures de l'atmosphère. 



>> Réciproquement, si par un effet d'aspiration une masse d'air pris à une 

 grande hauteur est ramenée à la surface du sol, ce sera un vent très-brûlant 

 qui desséchera les arbres. 



» Un grand nombre de faits météorologiques sont en accord avec ces 

 principes. » 



MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 



PHYSIQUE APPLIQUÉE.. — Du thermocjraphe, appareil enregistreur des 

 températures; par M. Marey. 



(Commissaires, MM. Faye, Bernard.) 



« L'emploi des appareils enregistreurs dans les expériences physiolo- 

 giques m'a déjà permis d'apprécier avec une grande exactitude les phéno- 

 mènes qui se traduisent par un mouvement, quelque faible et quelque in- 

 stantané qu'il soit. Ainsi, le sphygmographe et les instruments qui en sont 

 dérivés signalent avec exactitude tous les changements de pression que l'ac- 

 tion du cœur produit dans le système vasculaire. Appliqués à l'appareil 

 respiratoire, les mêmes instruments indiquent les mouvements de l'air in- 

 spiré ou expiré, et tous les changements de pression qui peuvent survenir 

 dans la plèvre ou dans la cavité abdominale. Enfin, les contractions des 

 différents muscles peuvent être enregistrées avec tous leurs caractères d'in- 

 tensité, de forme et de durée. 



» J'ai cherché à étendre encore l'emploi de cette précieuse méthode, et 

 j'ai pensé que l'un des besoins les plus pressants pour la physiologie était 

 de trouver un appareil enregistreur des températures, répondant aux con- 

 ditions suivantes : 



» 1° Cet appareil devait enregistrer l'intensité et la durée de tous les 

 changements de température d'un point quelconque. 



» 1° Il fallait pouvoir réunir deux ou plusieurs de ces instruments pour 

 obtenir une indication simultanée des changements survenus dans la tem- 

 pérature de plusieurs points. 



» Voici comment j'ai réussi à atteindre ce but avec une précision que 

 je crois suffisante pour les expériences de physiologie. 



» Le thermographe se compose de deux parties principales : un thermo- 

 mètre à air^ et un appareil récepteur muni d'un levier dont les mouve- 

 ments s'enregistrent comme ceux du sphygmographe. 



6i.. 



