( ^(6o ) 



» IjB iherniomètre a air n'offro rien de bien particulier; c'est une boule 

 creuse c!e métal munie d'uu tul)e de cuivre long de i mètre ou [)lusj sui- 

 vant le besoin. La forme et la capacité de la boule doivent également va- 

 rier suivant les circonstances. Le calibre du tube doit toujours être très- 

 fin ; celui que j'emploie n'a que j de millimètre de diamètre. 



» L'appareil récepteur présente la disposition suivante. Un tube de verre 

 (le 4 millimètres de diamètre et de 6 centimètres de long est recourbé en 

 demi-cercle, et l'une de ses extrémités est fermée à la lampe. Cette pièce 

 est fixée à la circonférence d'une roue métallique dont l'axe taillé en cou- 

 teau repose sur deux arêtes. On équilibre la roue métallique de telle sorte 

 qu'on puisse la placer indifféremment dans toutes les jiosilions possibles 

 sans que la pesanteur lui imprime de rotation. 



» On toin-ne alors le tube de verre de telle sorte que le milieu de l'arc 

 qu'il décrit soit placé en bas, puis on y introduit une iielile quantité de 

 mercure. Le mercure remplit la partie moyenne du tube et y forme un 

 index pesant qui partage la cavité du tidie en deux chambres, l'une close 

 et l'autre communiquant librement avec l'air extérieur. 



') Supposons maintenant que l'air de la chambre close vienne à augmenter 

 de volume, l'index de mercure sera repoussé vers l'orifice ouvert du tube; 

 mais, par son poids même, cet index tend à occuper la partie déclive de 

 ce système équilibré ; il en résultera une rotation du tube autour de son 

 axe de suspension, et en réalité on verra l'index demeurer immobile pen- 

 dant que l'appareil tournera. Plaçons perpendiculairement sin- l'axe mie 

 longue aiguille équilibrée : la pointe de ce levier amplifiera et poinra enre- 

 gistrer sur un cylindre tournant l'arc décrit par la rotation du tube de verre. 



" Reste à faire communicjuer la chambre close avec l'air du thermo- 

 mètre. Pour cela, on courbe le tube capillaire de cuivre à son extrémité 

 libre et l'on donne à sa courbure le même rayon qu'à celle du tube de 

 verre. Puis on introduit cet arc mélallique dans le tube de verre de façon 

 que sa pointe traverse l'index de mercure et pénètre dans la chambre close 

 (cette partie du tube de cuivre doit être vernie pour ne pas être attaquée; 

 par le mercine ; mieux vaudrait encore la faire en plaline). 



" Ainsi disposé, le thermographe est prêt à fonctionner; si l'on chauffe 

 avec la main la boide du thermomètre, on voit la chambre close prendre 

 une plus grande étendue, l'appareil tourne et l'aiguille s'élève, tandis que 

 le mercure garde sa position déclive. Si l'on plonge dans l'eau froide la 

 boule du thermomètre, l'air de la chambre close rentre dans la boule, et, 

 l'appareil tournanl en sens inverse, l'aiguille retombe instantanément. 



