( 46. ) 



i> Si l'on place les uns au-dessus des autres une série de ces instruments 

 avec des aiguilles l)ien paral]éit,'s et de même longueur, on pourra enregis- 

 trer simultanément les variations de la température de plusieurs points 

 différents et très-distanis les uns des autres. 



» On règle à volonté la sensibilité du thermographe en faisant varier la 

 longueur de son levier, le diamètre ou le rayon de son tube de verre, ou 

 encore le volume de la houle du thermomètre à air. Enfin, on évalue au 

 moyen d'un thermomètre ordinaire l'arc qui correspond à un degré centi- 

 grade. Comme cet instrument peut être rendu très sensible, et que pour les 

 expériences de physiologie on n'a besoin d'observer que des températures 

 Voisines les unes des autres, il est bon de n'utiliser que i5 à 20 degrés du 

 cercle que décrit le levier; il serait difficile d'enregistrer des mouvements 

 plus étendus. 



» Une soupape appliquée sur le tube du thermomètre à air dans le voi- 

 sinage de la boule permet de mettre l'air contenu dans l'appareil en com- 

 munication avec l'extérieur. Au moment où cette soupape est ouverte, on 

 peut amener le levier enregistreur à zéro, quelle que soit la température à 

 laquelle la boule se trouve soumise (soit 3o degrés cette température): alors 

 on ferme la soupape, et l'appareil fonctionne de nouveau, donnant par ses 

 oscillations au-dessus ou au-dessous de zéro toutes les variations que la 

 température a éprouvées au-dessus ou au-dessous de 3o degrés. 



» Je dois prévenir en terminant que le thermographe est soumis aux in- 

 fluences barométriques qui constituent une cause d'erreur très-légère dans 

 l'appréciation des températures. Cette influence est tout à fait négligeable 

 dans les expériences physiologiques dont la durée est assez courte. Du reste, 

 on pourrait supprimer entièrement ces influences en mettant l'appareil 

 récepteur-sous une cloche de verre bien lulée que traverserait seulement le 

 tube du thermomètre. 



» On pourrait au contraire transformer cet appareil en un baromètre a 

 cadran; il faudrait alors donnera la boule du theiraomètre à air un volume 

 considérable et supprimer l'influence de la température en la |)longeant 

 dans un milieu à température constante, la glace fondante par exemple. 



" t^u reste, je néglige complètement ces propriétés accessoires du ther- 

 mographe, et je n'a[ipelle l'attention des physiologistes que sur les avan- 

 tages que cet instrument me paraît présenter dans les études de la tempé- 

 rature animale. » 



