( ioi4 ) 



avons réussi à lire successivement dans le même appareil la quantité préa- 

 lable d'oxyde de carbone employée, la quantité de sang introduite ; puis, à 

 faire passer dans la cloche elle-même les réactifs nécessaires, sans que ces 

 réactifs soient jamais en contact avec le sang. Notre appareil se compose 

 d'une cloche avant la forme d'ini tube en U renversé; une branche est des- 

 tinée à recevoir le sang, l'autre les réactifs. La capacité totale est d'environ 

 4o centimètres cubes, dont 20 centimètres cubes divisés en 100 parties de 

 chaqiie côté. Dans le premier modèle, le zéro est situé dans la partie droite 

 de la cloche, de chaque côté, et la capacité (A), qui est au-dessus, est déter- 

 minée une fois pour toutes. Dans le nouveau modèle, le zéro est au sommet 

 de la courbure, et les divisions ne commencent qu'à partir de 10 centi- 

 mètres cubes. Voici comme nous opérons : 



» La cloche étant pleine de mercure, nous y faisons passer assez d'oxyde 

 de carbone pour remplir ro à 1 1 centimètres cubes de graduation de chaque 

 côté. Cette hauteur est nécessaire pour n'avoir pas à craindre de voir le 

 sang déborder d'une branche dans l'autre. Environ i5 centimètres cubes de 

 sang retirés du vaisseau avec une petite seringue sont introduits dans une 

 des branches. La quantité de sang peut être rigoureusement déterminée par 

 une lecture. Cette entrée du sang occasionne un abaissement de niveau du 

 mercure, évidenuuent plus fort dan-; la branche qui contient le sang. En ce 

 moment, l'appareil est maintenu dans les conditions de température indi- 

 quées par M. Cl. Bernard, et nous lui imprimons un ballottement modéré 

 ])endant 7 à 8 minutes. Nous avons reconnu, en effet, que l'agitation vive 

 n'est pas nécessaire, qu'elle occasionne souvent la formation d'une mousse 

 épaisse et salit la cloche. Mieux vaut un ballottement léger qui empêche la 

 coagulation et par lequel l'échange des gaz est tout ce qu'il doit être après 

 j k 8 minutes d'agitation et une demi-heure de repos dans l'étnve à 3o de- 



g'-és. 



» La lectiu'e de l'appareil doit être faite en amenant le niveau inférieur 

 du mercure de la branche qui ne contient pas de sang à coïncider avec le 

 niveau extérieur de la cuve. Dans ces conditions, la pression es! évidem- 

 ment égale à la pression atmosphérique aussi bien dans une branche que 

 dans l'autre. Nous faisons une lecture de chaque côté, et nous avons le 

 volume gazeux total en additionnant les indications de ces deux lectures, 

 et en y ajoutant, s'il y a lieu, le volume (A) indiqué ci-dessus. 



» Après avoir noté la température et la pression, nous faisons arriver les 

 réactifs par la branche qui ne contient pas de sang. Nous nous servons dans 

 ce but de petites balles de coke imprégnées de réactifs liquides, ou de réac- 



