( 793 ) 



pond à une distance de lo*^™ entre les surfaces dans des conditions déter- 

 minées de température et de pression. 



« La comparaison de l'étalon final de lo*^"" avec le mètre se fait en dé- 

 plaçant cet étalon de sa propre longueur, opération qui se répète dix fois; 

 on contrôle à chaque pas la position et l'inclinaison des surfaces par l'ob- 

 servation des franges d'interférence à la lumière blanche ( ' ). 



» A la première position et à la dernière, on compare au moyen' des mi- 

 croscopes à micromètre un trait que porte l'étalon avec les deux traits du 

 mètre normal (^). 



» Le Comité international des Poids et Mesures m'a fait l'honneur de 

 m'inviter à répéter au Pavillon de Breteuii ces expériences suivant le 

 programme ici indiqué. Les appareils nécessaires, construits pour ce but 

 en Amérique, ont été transportés à Paris au mois de juillet de l'année der- 

 nière. 



» Les études préliminaires et le réglage des divers organes ont occupé 

 tout notre temps jusqu'à la fin d'octobre, époque à laquelle ont commencé 

 les mesures définitives. Les observations ont été faites d'abord simulta- 

 nément par M. Benoît, directeur du Bureau International, et par moi- 

 même ; mais M. Benoît fit une maladie grave à la fin de la première série 

 et j'ai été ensuite privé de son précieux concours. 



» Je suis heureux de saisir cette occasion pour le remercier pour toutes 

 les facilités qu'il a bien voulu mettre à ma disposition et pour l'intérêt 

 qu'il a porté à ce travail. J'ai trouvé en même temps une assistance dé- 

 vouée de la part de MM. Chappuis et Guillaume, pour la suite du travail, 

 et de M. F.-L.-O. Wadsworth, pour la construction et l'installation des 

 appareils; je m'empresse de leur exprimer toute ma reconnaissance. 



» Les deux séries d'observations que j'ai pu mener jusqu'à la fin ne 

 sont pas encore entièrement réduites; mais un calcul approximatif montre 

 qu'il n'existe pas entre elles une différence d'une longueur d'onde sur la 



(') Ce moyen de produire le contact optique présente l'avantage que la position et 

 l'inclinaison de l'une des surfaces peuvent être contrôlées par les interférences que 

 donne l'image virtuelle de l'autre. Il n'y a pas à craindre que l'appareil soit déréglé 

 pendant les observations. Aussi peut-on arriver au contact absolu, ce qui n'est pas 

 possible avec les surfaces réelles, et dépasser celte position de part et d'autre à 

 volonté. 



(^) Dans les expériences actuelles, celte comparaison a été faite avec un mètre 

 auxiliaire, qui, à son tour, a été comparé directement avec le mètre normal. 



