( 868 ) 



» J'ai contrôlé /?„ et h au moyen de deux manomètres, métallique et 

 liquide, et le débit au moven d'un serpentin muni d'une pompe à vide et 

 condensant la vapeur. Les expériences ont duré une heure avec lecture 

 toutes les quinze minutes. Avec un rliéomètre de 4*^""' de section, ce débit 

 de quinze minutes correspond au débit horaire de i'^''. Te n'ai eu à modifier 

 aucun des coefficients calculés a /jrjo/Y dans mon Mémoire. 



)) En définitive, dans ces expériences, oi\ h n'a pas dépassé 0''°, 3 pour 

 des pressions variant de 3''s à 6''^, la formule (i), exactement traduite par 

 le compteur, concorde d'une façon remarquable avec le débit. Dans ces 

 limites la vapeur d'eau saturée s'écoule exactement comme un liquide. 



» Mesure de la sursaturation et de la surchauffe. — Lorque la vapeur est 

 humide ou surchauffée, le facteur zs^, que j'ai emprunté aux Tables de 

 Zeuner, doit subir une correction. L'indication du compteur est inférieure 

 ou suj)érieure au débit expérimental. Cette erreur, si elle est connue, dé- 

 finit fort exactement la qualité de la vapeur employée. Je supposerai, pour 

 la vapeur humide, que l'eau se répartit à la façon d'un brouillard dans la 



