( 869 ) 

 masse entière; pour la vapeur surchauffée, que la densité suit la loi de 

 Gay-Lussac. Les poids du mètre cube d'une vapeur contenant x d'eau 

 ou surchauflFée à /" deviennent 



1 +«^ 

 CT„ = nj„ 



£, 



(2) 



(^) '0 "" I -H«<o 



Le terme c7o(i + P'o).3? est négligeable. Soient maintenant U„, II'„, n;; les 

 débits calculés et expérimentaux, 



(4) gy=i-.>o. 



Ce rapport fournit, suivant qu'il est inférieur ou supérieur à l'unité, le 

 taux de vapeur contenu réellement dans le mélange, ou le degré de sur- 

 chauffage. Le compteur piézométrique peut donc être substitué pour la 

 recherche des qualités d'une vapeur industrielle, au procédé calorimé- 

 trique qui consiste à évaluer le réchauffement éprouvé par une masse 

 d'eau lorsqu'on y condense un poids déterminé de vapeur, et je me pro- 

 pose de comparer ces deux méthodes. Il est facile d'imaginer, d'ailleurs, 

 une disposition portative composée d'un rhéomètre de très petit orifice, 

 d'un manomètre, d'un manomètre différenciel, enfin d'un serpentin, pou- 

 vant faire connaître la qualité de la vapeur en divers points d'une canali- 

 sation importante. 



» Erreurs du compteur dans les cas de sursaturalion et de surchauffe. — Si 

 l'on n'a pas déterminé la qualité de la vapeur mesurée au compteur, la 

 proportion d'erreur commise est 



(6) 5;_;iLi = ,_(i_^y_ia; + ., 







/ s n ; — Hq _ (i + at,f-{i^at^Y 



\1) n — i ' 



» {^ + at,Y 



Pour la vapeur humide, elle est sensiblement égale à la moitié de la pro- 

 portion d'eau. Dans un certain nombre de générateurs, cette proportion 

 varie peu et l'on peut en tenir un compte suffisant en multipliant les indi- 

 cations du compteur par un coefficient déterminé. 



» MM. Sautter-Harlé ont gracieusement mis à ma disposition pour cette 



