( 971 ) 



PHYSIQUE. — Sur la diminution du coefficient de dilatalion du verre. 

 Note de M. L.-C. Baudin, présentée par M. Friedel. 



« M. Crafts a publié, en 1880 (*), les résultats d'expériences montrant 

 qu'au relèvement du o", produit par le recuit, correspond toujours une 

 augmentation de l'intervalle fondamental, dû à une diminution du coeffî- 

 cient de dilatation de l'enveloppe. 



)) L'étude faite sur sept thermomètres, chaufFés pendant longtemps à 

 335°, montra à M. Crafts que, pour un relèvement moyen de 18°, 3, la 

 valeur de l'intervalle fondamental avait augmenté la moyenne de o'',Ç)']; 

 M. Crafts en concluait que le coefficient de dilatation de l'enveloppe avait 

 varié dans ces limites. 



» Or, comme l'a fait remarquer M. Guillaume (*), il est une circon- 

 stance que M. Crafts paraît n'avoir pas prise en considération, c'est la 

 variation de la tige des thermomètres. 



)) Si l'on admet, dit M. Guillaume, que cette variation est proportion- 

 nelle à celle du réservoir, on trouve qu'elle doit avoir été en moyenne de 

 o°,3o pour les thermomètres à tige soumis à ces recherches; il ne resterait 

 donc plus qu'une variation moyenne de o°,37 à expliquer par un change- 

 ment du coefficient de dilatation de l'enveloppe. 



» II m'a paru intéressant de déterminer expérimentalement la part de 

 variation qui revient tant à la tige qu'au réservoir, et les résultats obtenus 

 confirment entièrement les prévisions de M. Guillaume. 



» Le thermomètre que j'ai construit pour cette étude est en verre 

 vert Guilbert-Martin (le réservoir soudé provient d^ la même tirée que la 

 tige). Sa longueur est de o'°,85, il porte les degrés compris entre 

 — 25" et +5oo° et la grandeur moyenne du degré est i'"'",48; les traits sont 

 gravés très fins pour rendre les lectures plus précises. 



» Durant le recuit, le réservoir et la partie inférieure de la tige étaient 

 chauffés uniformément à la température du soufre en ébulUtion (445°) 

 mais la partie supérieure du tube thermométrique émergeait de l'appareil 

 et restait à peu près à la température de l'atmosphère. 



(') J.-M. Crafts, Sur les variations du coefficient de dilatation du verre 

 {Comptes rendus, t. XGI, p. i43; i88o). 



(^) Cd.-Ed. Guillaume, Traité pratique de Thermométrie de précision, p. i34 

 et 167. 



