'(973) 



» Ces mensurations étaient faites aux mêmes époques que les vérifica- 

 tions d'intervalle fondamental. 



» Le thermomètre étant Cixé sur le banc d'une machine à diviser dont le 

 chariot jjorte un microscope à fil, les intervalles 500-400", 100-0° étaient 

 mesurés à l'aide de la vis; les lectures étaient recommencées quatre fois 

 et la moyenne adoptée comme longueur définitive. 



» Le Tableau ci-après donne en millièmes de degré les différences de 

 longueur constatées après chaque changement d'observation : 



Avant recuit. 500-400. 100-0. 



* o monté de 9i84 



o » 18,62 



o » 26,22 



Comme on le voit, la longueur de l'intervalle 500-400° n'a pas varié de 

 manière sensible, mais, par contre, il résulte de ces nombres que la lon- 

 gueur de la tige entre 0° et 100° a diminué notablement, le raccourcis- 

 sement atteignant o°,i5 pour un relèvement de 26°, 22. 



» A cette variation linéaire doit correspondre un changement de vo- 

 lume égal à o'',i5 X 3 = o°,45, valeur bien identique à celle donnée par 

 l'étude de calibrage (o°,43). 



» J'ajouterai que cette concordance existe aussi pour les observations 

 intermédiaires, en effet : 



» Au relèvement de 9°,74 doit correspondre, pour l'intervalle 0-100°, un changement 

 proportionnel de calibre égal à o'',i5; 



» Aurelèvement de 18", 42 doit correspondre, pour l'intervalle 0-100°, un change- 

 ment proportionnel de calibre égal à o°,29. 



Or, en utilisant les observations ci-dessus *, on trouverait comme variation 

 de calibre : 



Pour le relèvement de 9°)74 o,o45 x 3 = o, i35 



» 18°, 62 0,100x3 = 0,300 



L'identité des résultats montre que le raccourcissement de la tige a été 

 constamment proportionnel à sa diminution de capacité. 



)> Conclusions. — 1° Si l'on considère un thermomètre chauffé unifor- 

 mément dans toutes ses parties, la capacité de la tige diminue dans la 

 même proportion que le volume du réservoir; 



» 2° A la diminution de capacité du canal thermométrique correspond 

 un raccourcissement proportionnel dans la longueur de la tige; 



M 3° En adoptant, d'après M. Benoît, 0,000021 55a pour coefficient de 



