( 99^ ) 

 la fixation de {'heure initiale des secousses séismiques, indication que le 

 mouvement d'horlogerie, qui sert à mettre en marche les rouleaux enregis- 

 treurs du sismographe Angot, ne peut fournir que d'une façon relative- 

 ment peu précise, nous nous adressâmes à MM. Bordier et Paulin, con- 

 structeurs à Grenoble, grâce à l'ingéniosité desquels nous pûmes, il y a 

 quelques semaines, annexer au sismographe de la Faculté un instrument 

 qui semble compléter d'une façon assez heureuse l'instrument enregis- 

 treur que nous devons à M. Angot. 



» Cet appareil annexe se compose : 



I) A. D'un poids suspendu par des ressorts à boudin et pouvant glisser le long 

 d'une tringle. La partie inférieure de ce poids est en relations avec un levier / équi- 

 libré par un ressort à boudin. 



» B. D'un pendule conique suspendu par un fil d'acier de i™™ de diamètre. Ce 

 pendule peut se mouvoir dans tous les sens. 



» C. D'un mouvement d'horlogerie mû par un ressort et pouvant indiquer l'heure, 

 la minute et le cinquième de seconde avec exactitude. Cette horloge est semblable à 

 celles qui sont employées dans la Marine. 



» Les aiguilles de cette horloge sont toutes les trois à zéro lorsque l'appareil est en 

 repos, et l'échappement est enclenché par un arrêt très sensible. 



» Le poids A et le pendule B sont indépendants l'un de l'autre et peuvent agir 

 simultanément ou séparément, le premier sous l'influence de mouvements verticaux, 

 le second par l'effet A^ oscillations latérales. Le poids A tient en suspension, au moyen 

 d'une série de pointes placées en quinconce sur le levier /, un marteau placé vertica- 

 lement de façon que son poids n'occasionne que peu de frottement sur les goupilles 

 en quinconce. Les moindres oscillations verticales du poids détermineront donc la 

 chute de ce marteau qui déclenchera en tombant la pendule C; celle-ci se mettra en 

 marche aussitôt. Une sonnerie électrique avertit en même temps le personnel de la 

 Faculté. 



» Le pendule conique C est muni à son extrémité d'une tige en laiton 1 entourée 

 d'un cercle de platine. A l'état de repos, cette tige occupe le centre d'une bague K 

 garnie également d'un cercle intérieur de platine. L'espace vide laissé entre la pointe 

 du pendule et la bague est d'environ i""",5. Le pendule conique est en communica- 

 tion avec une pile et la bague isolée est reliée à un électro-aimant dont l'armature 

 lient en suspension un marteau. 



» Dans ces conditions, les moindres oscillations latérales, quel que soit leur sens, 

 déterminent le contact de la tige I et de la bague K : le courant électrique actionne 

 l'électro-aimant ; l'armature est attirée et le marteau, en tombant, déclenche l'hor- 

 loge qui se met en marche ainsi que la sonnette d'avertissement. 



» L'appareil est fixé sur le même pilier en maçonnerie que le sismographe Angot. 

 Le tout est entouré d'une grille fermant à clef et à l'aliri des perturbations exté- 

 rieures. 



» Le piller en maçonnerie est construit sur des fondations spéciales. 



