( io88 ) 



plus rapide et à éviter les causes d'erreur dues aux pertes par volatilisation 

 de petites quantités d'acide borique. L'appareil dont nous nous servons est 

 représenté par la fig. i . 



» Description de l'appareil. — Le ballon A est fermé par un bouchon de 

 verre rodé, faisant corps avec un entonnoir à robinet C, dont le tube effilé 

 vient descendre jusqu'au milieu du ballon. Ce tube s'engage au moyen 

 d'un bouchon en caoutchouc dans l'entonnoir E d'un serpentin de verre 



Fig 



entouré d'un courant d'eau froide. A la partie inférieure, un bouchon en 

 caoutchouc percé de deux trous porte un petit tube en entonnoir F fixé au 

 tube du réfrigérant et un tube recourbé à angle droit L. Ce bouchon 

 s'adapte sur une fiole en verre de Bohème G, de 125'^'= environ, placée au 

 milieu d'un cristallisoir M rempli d'eau très froide. Le tube L se trouve 

 relié à un tube à boule H contenant une solution aqueuse d'ammoniaque 

 au cinquième. 



» Enfin, au-dessous du ballon A, se trouve une capsule contenant une 

 solution saturée de chlorure de calcium. Cette capsule fait corps avec un 

 brûleur de Bunsen de façon à former un bain-marie mobile permettant de 

 chauffer momentanément le ballon A. 



