( 1.25 ) 



moitié, et le mercure remontera dans la branche fermée jusqu'à la naissance 

 (lu réservoir. L'excès de mercure est enlevé avec une pipette de manière 

 à rendre le niveau visible au-dessous de la douille. Pendant cette opération 

 le mastic qui tapisse le bronze intérieurement empêche toute amalgama- 

 tion. Le bouchon fileté est ensuite adapté avec interposition de glu marine 

 rendant la fermeture hermétique sans aucun serrage, toujours délicat sur 

 un appareil fragile. 



)) Le fonctionnement est des plus simples : dans le modèle que M. .Toly, 

 directeur du laboratoire de l'Ecole Normale, a bien voulu faire construire 

 pour moi, les sections des tubes sont dans un rapport voisin de i à lo, avec 

 des diamètres d'environ o™™,5 et i'°'",5. On peut donc représenter les 

 volumes du tube étroit, du réservoir et du tube large respectivement par 

 1 , 9 et lo ; la masse totale de gaz aurait donc un volume 20 sous la pression 

 ordinaire. 



1) Quand l'ai^pareil est ouvert à l'air libre, le gaz qu'il contient est déjà 

 comprimé par une colonne de mercure de 90"™ et sa pression est de plus 

 de 2'"°. Il en résulte qu'en exerçant une pression dans l'appareil le niveau 

 descendra dans la branche ouverte moins vite qu'il ne monterait dans un 

 manomètre ordinaire de même hauteur. Ainsi, vers io'^"°, le mercure aura 

 parcouru non pas les ^ du tube, mais les ~ seulement et à 20*'™ la longueur 

 correspondant à i*"" est encore de 6™™. Elle serait de 3™" seulement dans 

 un manomètre ordinaire. 



)) Au voisinage de 20""" le réservoir est plein de mercure, les niveaux 

 sont à la même hauteur dans les deux branches, et l'azote réduit au ,-j 

 du volume initial sous la pression atmosphérique ne remplit que la 

 partie étroite de la branche fermée. Le fonctionnement de l'appareil 

 devient alors identique à celui d'un manomètre indiquant depuis 20""°; on 

 lira donc les hautes pressions sur le tube étroit, les pressions faibles sur 

 le tube large. 



1) Un très petit renflement pratiqué au sommet de la branche capillaire 

 m'a permis, en supprimant la lecture des pressions élevées, de conserver 

 plus de sensibilité jusqu'à 100^"". Ce renflement peut être équivalent au^ 

 du volume du tube fin. 



» L'emploi de tubes coniques serait également très avantageux. 



» On conçoit qu'il serait facile de modifier les proportions que j'indique, 

 en vue d'avoir une échelle plus ou moins étendue. 



» La graduation peut s'effectuer soit par comparaison, soit au moyen des 



