( )i85 ) 



cause du manque de crédits nécessaires ('). H exige, en effet, une certaine 

 dépense, bien que n'offrant aucun organe difficile à construire. 



» Méthode des prismes croises. — J'ai indiqué le 23 janvier 1893 (Comptes 

 rendus) une autre méthode, dite des prismes croisés, pour la photographie 

 de la couronne. Cette méthode ne consiste pas dans l'emploi d'une seule 

 longueur d'onde, comme l'écrit M. Haie, mais dafls l'isolement d'une 

 portion du spectre choisie à volonté, et ayant nécessairement une cer- 

 taine largeur, d'ailleurs variable. Elle diffère notablement de la méthode 

 du speclro-héliographe qui est restreint, au contraire, à l'emploi d'une 

 seule longueur d'onde. 



)) La méthode des prismes croisés est une extension de la méthode si 

 heureusement appliquée parle grand astronome anglais, le D'' Huggins; 

 elle a l'avantage d'être simple et aisément réalisable avec les ressources 

 d'uii petit laboratoire; l'appareil a été organisé sans le secours du con- 

 structeur, et essayé à Paris même, dans les belles journées froides de la 

 fin de l'année dernière. 



» Ces deux méthodes, qui n'ont pas les mômes avantages et les mêmes 

 inconvénients, pourront être employées concurremment, l/obstacle prin- 

 cipal est la lumière diffuse, qui est produite non seulement dans l'atmo- 

 sphère, mais dans l'appareil lui-même. Certes, dans une station de haute 

 montagne, où le ciel est presque noir, il sera sûrement possible d'obtenir les 

 parties brillantes de la couronne; mais l'expérience seule décidera si l'on 

 peut avoir aussi les parties plus faibles, et en particulier les jets lumineux 

 variables et caractéristiques. 



» Importance de la diffusion par T appareil. — La diffusion par l'appareil, 

 déjà indiquée en 1891, a pour ces parties faibles une réelle importance; et 

 je crois devoir entrer dans quelques détails, d'autant que M. Haie a dé- 

 crit longuement les dispositions mécaniques, d'ailleurs très heureiises, 

 adoptées par lui (^), mais n'a pas même effleuré ce point spécial. 



» Avec le spectro -héliographe, une image du Soleil est envoyée sur 

 la fente du spectroscope , le disque lui-même étant arrêté par un dia- 

 phragme; une seconde fente fine, placée devant la plaque photographique, 

 isole la raie du spectre employée pour la couronne. Or l'appareil optique, 



(') Un crédit spécial vient heureusement d'être accordé par le Ministère. 



('-) La nouvelle disposition adoptée par M. Haie, avec un réseau et un seul miroir 

 pour le collimateur et la lunette, a été indiquée déjà en 1889 par M. H. Ébert {An- 

 nales de Wiedemann). Elle offre, pour la photographie du Soleil, de grands avan- 

 tages sur les autres dispositions. 



