( ii88 ) 



métallique; plus simplement on y introduit un tube de cuivre de 2™"' de 

 diamètre mastiqué à la glu marine sur une longueur de 3*^™ à 4"^"°. Cette 

 fermeture très simple résiste presque indéfiniment. 



» On a eu soin auparavant de verser dans l'appareil assez de mercure 

 pour remplir une des branches du tube en U. L'instrument est alors 

 prêt. Le remplissage est automatique. Il suffit de mettre le tube de commu- 

 nication en rapport avec un récipient de gaz coinprimé ; le mercure est 

 refoulé dans le réservoir, dont il n'occupe qu'une faible partie, le gaz pé- 

 nètre dans celui-ci et le remplit sous la pression du récipient. Une légère 

 détente permet au mercure de redescendre dans le tube étroit. 



» La moindre variation de pression dans le récipient sera accusée par 

 un mouvement appréciable de la colonne de mercure, à cause de la grande 

 capacité du réservoir. Prenant comme exemple un des appareils que j'ai 

 construits, dont le réservoir a un volume de 5"'^, le tube en U 2""™'' de sec- 

 lion, on voit qu'à 20*"° une dénivellation de 1°"° dans chaque branche, 

 vers le zéro de la graduation, correspond à un changement de volume 

 de ^j^ pour le gaz du réservoir; la pression dans celui-ci aura donc varié 

 de -~ de sa valeur initiale 20"", soit^ d'atmosphère, la loi de Mariotte 

 étant applicable dans ces limites. A 5o*'"la même dénivellation correspond 

 encore à jj d'atmosphère. 



» Mais il est possible d'apprécier une fraction de millimètre; U est éga- 

 lement facile de doubler au besoin la longueur du réservoir qui sera 

 encore aussi résistant. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'on peut 

 atteindre une précision de-r^ d'atmosphère à 5o atmosphères. 



)) La variation de pression dans le récipient se déduit sans peine en 

 ajoutant ou retranchant la quantité dont a varié la hauteur du mercure, 

 et qui n'est pas négligeable. Il sera, bien entendu, nécessaire de jauger le 

 réservoir, de diviser le tube en parties d'égal volume, enfin de mesurer 

 avec soin la différence de niveau dans les deux branches. La résistance de 

 l'appareil est suffisante pour permettre d'atteindre loo atmosphères. 



» L mstrument est donc caractérise par le fait que le quotient — > cor- 

 respondant à une variation de niveau dl de i""" par exemple, est constant 

 pour une même position du mercure, et change peu avec cette position. 

 Dans le modèle que je cite, ce rapport varie de jj^ à j^. 



)) La sensibilité sera donc en raison inverse, et l'étendue de l'échelle 

 en raison directe de la pression. 



» Le quotient — étant très petit, il suffit de connaître p avec une ap- 



