( ^2 ) 



1) Dans ce but, j'ai eu recours au procédé que M. Faye a recommandé, 

 il y a plus de trente ans, et qui depuis, du moins à l'Observatoire, n'avait 

 jamais été mis en pratique. 



» Ce procédé consiste dans l'emploi d'un coIliAiateur zénithal, que l'on 

 place dans l'axe de la lunette regardant le zénith, après avoir préalable- 

 ment rendu son axe optique vertical au moyen d'un bain de mercure. 



» L'appareil a été construit et très commodément installé par notre 

 habile constructeur, M. Gautier. Le collimateur est une lunette de o^.og 

 d'ouverture et de i™, 20 de distance focale. Elle est munie d'un micro- 

 mètre portant deux fils fixes, et perpendiculairement à ceux-ci deux fils 

 mobiles mus par une vis dont le pas mesure | de seconde environ. 



» Cette lunette, tournant autour d'un axe vertical très solidement fixé 

 sur le pilier, peut être amenée dans une position toujours la même au moyen 

 d'une vis butante qui limite sa course. 



» Un petit bain de mercure, système Gautier, destiné à être amené au- 

 dessous, tourne également autour d'un axe vertical encastré dans le pilier. 

 Les deux pièces, la lunette et le bain peuvent être rangés le long du pilier 

 et ne gênent en rien le travail ordinaire des observations. 



1) On a réglé la mise au point, le parallélisme et l'horizontalité des fils 

 mobiles de la lunette auxiliaire en visant le collimateur avec la lunette du 

 cercle de Gambey. 



» Les mesures ont été el'fectuées du 18 au 28 juin en neuf séries. 



» Voici comment on procède : on amène le bain et le collimateur dans la 

 direction de l'axe vertical de la lunette en les faisant tourner jusqu'à l'ar- 

 rêt. Au moyen d'un des fils mobiles horizontaux du collimateur éclairé par 

 une lampe placée latéralement, on pointe l'image de ce fil; on effectue 

 ainsi dix superpositions et l'on place le tambour à la moyenne des dix lec- 

 tures obtenues. 



» Cela fait, on range le bain le long du pilier, et immédiatement on 

 pointe ce fil mobile du collimateur avec le fil mobile de l'instrument de 

 Gambey; on fait dix pointés et on lit ensuite les six microscopes, ce qui 

 donne la lecture au zénith. On refait cette opération plusieurs fois de suite 

 en modifiant les positions de l'observateur, qui apprécie les coïncidences, 

 tantôt placé au nord, tantôt au sud du collimateur, et de même pointe avec 

 la lunette de Gambey, pieds au sud et pieds au nord. 



« Pour éviter une petite erreur pouvant provenir d'un défaut tle paral- 

 lélisme des fils des deux lunettes, on a pris soin de viser le point du fil du 

 collimateur situé sur la verticale, passant par le centre optique, point qui 



