( 76a ) 



sinageducontact, j'ai employé l'appareil suivant, construit par MM. Brun- 

 ner frères. 



» Un chariot, qu'une vis microniétrique, commandée par un régulateur 

 isochrone du système Villarceau, entraîne d'un mouvement uniforme et 

 convenable (i" en 4" environ) et à volonté dans un sens ou dans l'autre 

 sur des rails parfaitement rectilignes, porte par l'intermédiaire d'nne lame 

 en ébonite un disque métallique de 2"™, 8 de diamètre, destiné à repré- 

 senter le satellite : sur le support du chariot est fixé à demeure, par une 

 lame isolante, un second disque métallique de 26™™, 5 de diamètre, destiné 

 à représenter Jupiter. Ces deux disques sont entièrement recouverts d'ar- 

 gent mat; leur face antérieure est parfaitement plane et relice à la face pos- 

 térieure par un biseau très soigné, la face du petit disque étant en arrière 

 deo""",75 de la face du grand, de façon à pouvoir pénétrer dans une 

 échancrure pratiquée dans sa masse, et permettre ainsi d'observer les con- 

 tacts externes d'entrée et de sortie. Un régulateur électrique, placé en avant 

 et un peu au-dessus des deux disques, les transforme en surfaces unifor- 

 mément éclairées : on les observe alors avec des lunettes installées, per- 

 pendiculairement au plan de leurs faces antérieures, à l'extrémité de notre 

 grande chambre noire (i3o™de long) et où ils ont les diamètres apparents 

 de 3", 7 et 35", 2. Les signaux correspondant aux différentes phases notées 

 sont, d'ailleurs, enregistrés sur un chronographe, vis-à-vis des secondes 

 d'une pendule et du signal qui indique le contact géométrique des deux 

 disques. Celui-ci s'obtient comme suit : le disque fixe (Jupiter) porte sur 

 sa face postérieure une sorte de levier dont la grande branche se termine 

 par un arc de même courbure que lui; au moyen d'une vis qui agit sur 

 l'autre branche, on déplace cet arc jusqu'à ce que, vu dans un microscope, 

 il coïncide parfaitement avec le bord du disque; de cette façon, lorsque la 

 tranche du disque mobile (satellite) arrivera au contact de l'arc du bras de 

 levier, tout se passera pour l'observateur comme si elle était au contact de 

 Jupiter. D'ailleurs, le levier et le disque mobile faisant partie d'un circuit 

 où se trouve l'appareil moteur de la plume du chronographe, le contact 

 géométrique s'inscrit automatiquement sur celui-ci. 



» Cela posé, l'expérience faite avec notre lunette de Biette (o™, 12) 

 montre que : 



» 1° Avec l'objectif laissé entier, le ligament lumineux commence à 

 apparaître lorsque le satellite est à deux mituites et demie environ du con- 

 tact réel (contact externe d'entrée); il augmente graduellement d'inten- 

 sité et de grandeur à mesure que les deux astres se rapprochent, si bien 



