( 862 ) 



coup plus grandes que le précédent. I^e tube eu U eu platine, dans lequel 

 se produit l'électrolyse, a une capacité de 160'"-', et il peut contenir, pen- 

 dant la préparation, environ 100*"= d'acide fluorhvdrique. 



» Il était indispensable, dans ces nouvelles expériences, d'obtenir du 

 fluor absolument pur, c'est-à-dire bien débarrassé des vapeurs d'acide 

 fluorhvdrique qu'il entraine au moment de sa formation. Pour obtenir ce 

 résultat, nous avons disposé, à la suite de l'ajjpareil à électrolyse, un petit 

 serpentin de platine servant de condensateur et maintenu dans du chlo- 

 rure de métbvle à aussi basse température que possible, environ — 5o". 

 Comme l'acide fluorhydrique bouta 19", 0, la presque totalité de ce com- 

 posé sera retenue à l'état liquide au fond du serpentin ; le gaz fluor n'en- 

 traînera que la faible quantité d'acide correspondant à la tension de va- 

 peur de l'acide fluorhydrique à — 5o°, c'est-à-dire à une température 

 inférieure de 70° à son point d'ébuUition. A la suite de ce petit serpentin, on 

 plaçait deux tubes de platine remplis de fragments de fluorure de sodium, 

 sel qui n'attire pas l'humidité et qui doit être préféré au fluorure de potas- 

 sium. Ce composé s'empare de l'acide fluorhvdrique, à la température or- 

 dinaire, avec une grande énergie en formant un fluorhydrate de fluorure. 



M Le fluor que l'on obtient au moyen de ce nouvel appareil possède 

 toutes les réactions que nous avons indiquées précédemment. Il ne produit 

 pas de fumées dans l'air sec, et il peut être conduit au moyen de petits tubes 

 flexibles en platine dans les appareils destinés à le recevoir. 



» Pour prendre la densité de ce gaz, je me suis servi de petits flacons 

 en platine, analogues à ceux employés par M. Berthelot pour la détermina- 

 tion des chaleurs spécifiques des liquides (') et dont la forme rappelait 

 celle de l'appareil à densité de M. Chancel ( ^). 



M Notre appareil se compose (^fig. i) d'un flacon en platine fermé par 

 un bouchon cylindrique portant une petite ouverture qui peut corres- 

 pondre à la tubulure latérale p. Par un simple mouvement de rotation du 

 bouchon, il est donc facile de faire communiquer le gaz contenu dans le 

 flacon avec l'air extérieur. Enfin un petit tube, soudé au bouchon et le tra- 

 versant, plonge jusqu'au fond de l'appareil et est fermé à sa partie supé- 

 rieure par un cylindre de platine. Le bouchon de platine, qui tourne sur 



'(') Berthelot, Appareil pour mesurer la chaleur spécifique des liquides {Annales 

 de Chimie et de Physique, 5'- série, t. \II, p. ôJg). 



1^-) Chancel, Détermination de la densité des gaz {Comptes rendus, t. XCIV, 

 p. 626). 



