( %tl ) 



thermomètres, de ne conserver que ceux qui, soumis alternativement, un 

 petit nombre de fois, à la glace et àl'ébuilition, atteignaient promptement 

 un état stationnaire. Mes étalons ont toujours été choisis d'après ces prin- 

 cipes, et mes premiers instruments ont eu leurs points déterminés sous ses 

 yeux, au Collège de France. 



» M. Dumas, il y a près de sept ans, m'ayant dit qu'il croyait indispeur 

 sable une comparaison des thermomètres du Bureau international des Poids 

 et Mesures avec mes étalons, je lui remis à cet effet mes deux thermomè- 

 tres à échelle arbitraire, n° 747 de Fastré et n° 12 de Tonnelot. Il me les 

 rendit au mois d'août i883, en me disant qu'on avait trouvé un accord sa- 

 tisfaisant. 



)> Ces thermomètres à échelle arbitraire me servent, depuis plus de trente 

 ans, à la comparaison de tous les autres : j'emploie toujours simultanément 

 un thermomètre de Fastré et un de Tonnelot. Ces comparaisons se font 

 toujours dans l'eau agitée et à température à peu près stationnaire; pour 

 les thermomètres qui ne sont divisés qu'en degrés, on modifie légèrement 

 la température du liquide, de manière que le mercure effleure très exacte- 

 ment une des divisions. En répétant plusieurs fois l'opération, j'arrive aisé- 

 ment à déterminer l'erreur des thermomètres essayés à o^.oa près. 



» Jusqu'ici les thermomètres ont eu un défaut extrêmement gênant, 

 surtout pour les voyageurs et les personnes qui n'ont pas les moyens de les 

 vérifier, c'est le déplacement du zéro. Depuis peu d'années, quelques-uns 

 de nos constructeurs font recuire leurs thermomètres et obtiennent ainsi 

 des zéros tout à fait invariables. Il est étonnant qu'on ait attendu si long- 

 temps avant de pratiquer le recuit des thermomètres, indiqué dans une 

 Note de J.-N. Legrand, insérée dans les Comptes rendus du 3o janvier 1837. 

 Les règles qu'il a établies ne sont pas toutes parfaitement exactes; il a cru 

 que les thermomètres non recuits arrivaient à un état stationnaire au bout 

 de quelques mois, tandis que mes étalons n'y sont arrivés qu'au bout de 

 trente ans, mais c'est bien à lui qu'on doit l'indication du recuit, qui s'im- 

 posera certainement bientôt à tous les constructeurs. » 



M. CoRxu, à l'occasion de cette Communication, ajoute que les incer- 

 titudes du thermomètre à mercure pouvant s'élever à o°,a ou o°,3 ne 

 se présentent que dans les observations faites dans des intervalles consi- 

 dérables de température, et avec des instruments insuffisamment étudiés. 

 Tel n'est pas le cas des observations de M. Renou, dont tous les physiciens 

 connaissent la précision scrupuleuse et la compétence toute spéciale en ce 

 qui concerne la mesure exacte des températures. 



