( 965 ) 



variations. On a démontré que les indications d'un même thermomètre, 

 rapportées à un zéro auxiliaire, déterminable après chaque observation, 

 sont toujours identiques; puis la même identité a été démontrée pour un 

 grand nombre de thermomètres du même verre. Enfin on s'est attaché à 

 créer un type de verre industriel qui possède une grande invariabilité. Le 

 verre actuellement adopté est le verre dur français. 



Les corrections des thermomètres en verre dur, et de quelques autres 

 verres, par rapport à l'échelle normale du thermomètre à hydrogène ont 

 été déterminées, et des Tables générales permettent de réduire, à quelques 

 millièmes de degré près, ces indications à une échelle basée sur les prin- 

 cipes de la Thermodynamique. 



» Ce qui reste absolument vrai dans l'opinion des illustres savants dont 

 j'ai cité les noms, c'est que les thermomètres à mercure de verres différents 

 donnent des indications dissemblables. 



» Mais tandis que, il y a une quinzaine d'années encore, ces différences 

 paraissaient fortuites, on sait aujourd'hui qu'elles sont systématiques; par 

 un choix judicieux du verre et par une fabrication soignée, on peut con- 

 struire un nombre quelconque de thermomètres donnant des indications 

 identiques, après avoir été soumis à une étude individuelle [détermination 

 de l'intervalle (o'ioo) et calibrage], sans qu'il soit nécessaire d'avoir re- 

 cours, pour leur graduation, à aucune comparaison avec le thermomètre à 

 gaz. Les comparaisons faites, une fois pour toutes, pour un groupe de ther- 

 momètres, donnent les éléments de la réduction au thermomètre à gaz 

 pour tous les thermomètres à mercure du môme verre. 



» Il nous reste à préciser un point de détail. M. Renou pense que le zéro 

 des thermomètres devient invariable au bout d'un certain nombre d'an- 

 nées, et que cette invariabilité est définitivement assurée, peu après la 

 construction de l'instrument, par un recuit à une température élevée. 



» Cela n'est exact que pour la in&\'c\\e progressive; mais ni le temps ni 

 le recuit ne modifient en rien les variations accidentelles dues à des chan- 

 gements de la température ambiante. » 



THERMOCHIMIE. — Chaleur de formation du polassammomum et du sodam- 

 monium. Note de M. Joanivis, présentée par M. Berthelot. 



« J'ai déterminé la chaleur de formation de ces corps à l'aide de la mé- 

 thode suivante : l'ammonium alcalin était formé à l'avance dans un tube 



