( 7'7 ) 



PHYSIQUE. — Recherches thermiques sur les mélanges (sTiite); 

 par M. P. -A. Favue. 



« Le travail que j'ai l'honneur de présenter à l'Acaflémie est la conti- 

 nuation de travaux antérieurs qui lui ont été communiqués (i). Il renferme 

 aiissi la répétition d'expériences anciennes (2), mais reprises dans de meil- 

 leiires conditions (3), ou en faisant usage de nouvelles méthodes de con- 



(i) Recherches sur les mélanges [Comptes rendus, t. L, p. i i5o; t. LI, p. 3l6; t. LIX, 

 p. 780; t. LXVI, p. i23i). 



(2) Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XXXVII, p. 4i3. 



(3) A diverses reprises et récemment encore des critiques vagues et peu fondées ont été 

 exercées à l'égard de mes travaux sur la thermodynamique moléculaire. Bien décidé à laisser 

 de côté toute discussion personnelle, qui serait sans profit pour le public et pour la science, 

 je considère cependant comme un devoir d'entrer dans quelques explications sur la construc- 

 tion et l'emploi du calorimètre à mercure. De celte manière je répondrai à ces critiques et, 

 en même temps, je me trouverai en mesure de fournir aux chimistes et aux physiciens qui 

 voudront faire usage de cet appareil, des renseignements utiles que je dois à trente années de 

 recherches. 



Pour que le calorimètre à mercure fonctionne d'une manière satisfaisante, il doit offrii' 

 les conditions suivantes, qui sont actuellement très-faciles à réaliser : 



i" Il doit avoir au moins deux moufles, pour le cas, par exemple, où deux corps sont 

 appelés à réagir l'un sur l'antre; car il importe que ces corps soient l'un et l'autre à la même 

 température, initiale qui est celle du calorimètre. Il y a même un grand .ivantage à multiplier 

 les moufles. En effet, lorsqu'on a introduit dans chacun d'eux les corps sur lesquels on veut 

 opérer, les expériences peuvent se succéder sans interruption, puisque la loi du réchauffe- 

 ment de l'appareil, étudiée après une opération, est aussi la loi de son échauffement avant 

 celle qui la suit immédiatement. Ces moufles doivent avoir une capacité qui permetle d'opérer 

 sur des quantités assez grandes de matière et en présence d'une quantité d'eau considérable. 



1° Il doit contenir une quantité de mercure aussi grande que possible. Ainsi parmi les 

 calorimètres qui sont à ma disposition, il en est un, porteur de sept moufles verticaux ayant 

 chacun une capacité de 200 centimètres cubes environ, qui contient 7 litres de mercure; 

 tandis qu'un autre, porteur de dix moufles également verticaux et de même capacité, n'en 

 contient pas moins de 20 litres. L'emploi d'une quantité considérable de mercure offre deux 

 avantages : le moins important consiste à donner, sur l'échelle du tube calorimétrique, une 

 plus grande longueur à la calorie exprimée en fractions de millimètre; le plus important con- 

 siste dans la faible élévation de température de l'instrument pendant les opérations, ce qui 

 permet de ne pas tenir compte des différences que présentent, par rapport à l'eau, les cha- 

 leurs spécifiques des mélanges qui se produisent pendant les opérations. 



3" L'air doit être complètement expidsé de son intérieur pendant l'opération du remplis- 

 sage, afin d'éviter la marche par saccades du mercure dans le tube calorimétrique. Cette 

 condition est-très facile à réaliser, à l'aide d'une disposition spéciale (i>o//- les calorimè- 



