( 7'« ) 

 trôle. Les résultats ainsi obtenus confirment les conclusions que nous 

 avions cru pouvoir tirer des résultats fournis par nos premières opérations. 



» Je donne plus loin les tableaux où sont inscrits les nombres qui 

 expriment les quantités de chaleur que mettent en jeu les diverses opéra- 

 tions. 



)) Le premier tableau comprend les nombres qui se rapportent à la for- 

 mation de quelques sels de zinc el de cuivre. 



» Comme on peut le voir, les opérations pour chacun des oxydes em- 

 ployés se succèdent jusqu'à la saturation complète de l'acide employé, de 

 telle sorte que, dans chaque série, elles sont aussi nombreuses qu'il existe 

 d'équivalents d'acides dans les 280 équivalents d'eau employés. 



très construits par M. L. Golaz) qui permet au mercure, lorsqu'il pénètre en filet très-fin 

 dans son intérieur, où l'on a soin de maintenir le vide à l'aide d'une bonne machine pneu- 

 matique, de chasser devant lui la totalité de l'air raréfié. 



4° Il faut qu'il soit renfermé dans une boîte de bois remplie de duvet de cygne dans tout 

 l'espace qui n'est pas occupé par la boîte de l'instrument, et ne laisse sortir que le tube calo- 

 rimétrique et l'extrémité de la tige qui se relie au piston plongeur. 



5° Il faut que le tube calorimétrique, bien calibré, ait un diamètre tel, que la sensibilité 

 de l'appareil ne soit pas ti-op grande. 



6" Pour établir la valeur de la calorie exprimée en longueur de marche du mercure dans 

 le tube calorimétrique, il faut, dans une première opération, verser à l'intérieur du calori- 

 mètre une quantité de chaleur bien déterminée, et noter la longueur de marche du mercure 

 correspondant, en faisant les corrections que comporte ce genre d'observations. Il faut dé- 

 terminer cette valeur dans les deux conditions suivantes : i" lorsque les éprouvettes en verre 

 qui baignent dans le mercure des moufles sont vides; 2" lorsque ces éprouvettes contiennent 

 le maximum d'eau qu'elles peuvent recevoir pendant les opérations : il est alors facile de 

 calculer la valeur de la calorie, pour chacun des états intermédiaires. Ainsi pour le calori- 

 mètre à "j moufles dont je me sers le plus habituellement, ces deux valeurs qui servent à 

 calculer toutes les antres sont, la première, de o""",i64, lorsque les éprouvettes sont vides, 

 et la seconde de o""",T3g, lorsque les éprouvettes contiennent 5oo grammes d'eau. 



Si la calorie a été mal déterminée, les résultats fournis par les expériences seront très- 

 inexacts, mais ils ont toujours une valeur relative. Ils sont, du restp, faciles à corriger; car, 

 après avoir établi la valeur réelle de la calorie, il suffit de faire une détermination exacte 

 pour corriger toutes les autres. 



La lecture est faite à l'aide d'une lunette, qui se déplace parallèlement au tube calorimé- 

 trique, et qui porte un micromètre permettant de lire les cinquantièmes de inilliiuètre. 



Lorsque le calorimètre à mercure satisfait à toutes les conditions que je viens de signaler, 

 el lorsqu'on opère dans un local dont la température présente une constance satisfaisante, 

 j'ose pri'Sijue affirmer que c'est dans la réaction même dont ou étudie les effets lhermi(|ues 

 (ju'il faudra chercher la cause de l'erreur qui peut entacher le résultat d'une opération, 

 lorsfpic ceticerrenr ne provient |ias de l'inexpérience ou d'une distraction de l'opéraleui'. 



