( 394 ) 

 sorte que celle-ci restant constante, la tension de dissociation reste aussi 

 constante. C'est, en un mot, une tension maxima, comme celle de la vapeur 

 d'eau à saturation. 



» Pour faire choix de la substance la plus propre à remplir le but parti- 

 culier que je me proposais, il m'a suffi de recourir à un Mémoire remar- 

 quable publié par M. Isambert sur la dissociation de certains chlorures am- 

 moniacaux (i). Les nombreuses expériences, qui sont consignées dans ce 

 travail, peuvent être considérées comme les plus importantes parmi celles 

 qui ont contribué à établir la loi de dissociation découverte par M. Henri 

 Sainte-Claire Deville, parce qu'ayant été faites à des températures infé- 

 rieures à aoo degrés, faciles à produire et à évaluer, elles ont permis de 

 mesurer exactement les tensions maxima de dissociation correspondant à 

 ces températures. 



)) Or, si l'on examine la table des tensions relatives au composé de chlo- 

 rure de calcium et d'ammoniaque, représenté par la formule CaCl, 4 AzH*, 

 on reconnait qu'entre zéro et ^6", 2, les tensions du gaz ammoniac varient 

 depuis 120 millimètres jusqu'à i55i millimètres, c'est-à-dire compren- 

 nent une course de la colonne mercurielle du manomètre, d'un diamètre 

 d'ailleurs arbitraire, égale à i"", 43 1! Ce composé est donc éminemment 

 propre à la construction d'un thermomètre des plus sensibles, pour l'éva- 

 luation des températures comprises entre zéro et 46 degrés centigrades. 



» Je n'ai pas besoin d'ajouter que, pour une partie différente de l'échelle 

 thermométrique, il faudrait faire choix d'un autre composé, parmi ceux 

 que présente le Mémoire de M. Isambert. 



» Le chlorure de calcium ammoniacal étant une poudre très-légère, qui 

 ne peut que conduire mal la chaleur, j'ai renoncé au verre, d'ailleurs trop 

 fragile, pour matière de l'enveloppe du nouveau thermomètre. L'enve- 

 loppe que j'ai choisie est en cuivre étamé; elle est formée d'une petite 

 boîte ronde aplatie, qui constitue le réservoir, de la largeur d'une pièce de 

 cinq francs à peu près, sur une hauteur de 7 à 8 millimètres, et d'une tige 

 creuse, fixée en sou milieu, de 4 à 5 nnllimètres de diamètre, et de i5 cen- 

 timètres de longueur. Par l'extrémité libre de la tige, on a introduit dans 

 la boîte 3 à 4 centimètres cubes, ou un gramme au plus, du chlorure 

 CaC\, LiKzW, bien sec; puis celle extrémité a été soudée à un tube en 

 plou>b de i'"'°,5i envu'on de diamètre intérieur, et d'une longueur suf- 

 fisante pour aller, du milieu où doit être placé le réservoir, au mano- 



(i) Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris en juillet 1868. 



