( 39''> ) 

 mèfre qui doit marquer les lensions (i). Ce m.'inomètre n'est aiUte chose 

 qu'un tube de verre à denx branches contenant chi niercnre, le Ion» du- 

 quel est disposée une échelle divisée en millimètres. ~ Un simple tube 

 droit, de 80 centimètres de longueur, plongeant dans ime cuvetle h mer- 

 cure, suffirait dans le cas, où l'on ne devrait pas eslimer de (em])éralures 

 au-dessus de Sodegrés. — L'air de tout l'appareil a été aspiré, au moyen 

 d'une petite pompe, |)ar l'extrémité delà branche ouverte du manomètre, et 

 remplacé par du gaz ammoniac sec et pur. Enfin, on a chassé l'excès de ce 

 gaz, en chauffant avec précaution le réservoir à chlorure ammoniacal, de 

 manière qu'à la glace fondante la tension, devenue constante, fûl celle de 

 la table dressée par IVI. Isambert, ou 120 millimèlres. 



» Ainsi construit, le thermomètre est en même temps gradué, puisque 

 la table en question donne le degré correspondant à la tension observée, 

 rapportée, bien entendu, à la pression barométrique, au moment de l'ob- 

 servation (2). On peut, d'ailleurs^ s'affranchir de l'obligation de consulter 

 le baromètre, en fermant herméliqueinent la branche du manomètre, après 

 y avoir fait le vide. 



» Un pareil instrument n'est ni coûteux, ni fragile, ni d'im maniement 

 délicat. Sa sensibilité, sons le double rapport de l'étendue des indications et 

 de la rapidité de leur transmission, est des plus remarquables. En outre, 

 comme dans tous les appareils fondés sur le mêmeprincij)e, cette sensibilité 

 devient d'autant plus grande que la température s'élève davantage. Mais son 

 principal mérite, celui par lequel il se distingue de tous les autres thermomè- 

 tres connus, le thermo-électrique de M. Becquerel excepté, c'est qu'avec 

 celte grandeiu" d'indications des plus apparentes, et par in)e simple lecture, 

 il fait connaîlre, à chaque instant, la température exacte du milieu plus 



(i) Dans le dernier de ces instriinients que j'ai construits, le tube de communication 

 entre le réservoir et le manomètre a 20 mètres de longueur. 



(2) Le réservoir du thermomètre peut être encore ])lus petit que celui dont j'ai donné les 

 dimensions. Pour des recheiclies délicates, de variations très-faibles de température, il pour- 

 rait avoir à peine la largeur d'une pièce de dix centimes sur une hauteur de 4 à 5 milli- 

 mètres. En effet, i gramme du chlorure^ CaCI,4AzH% ne contenant pas mois de ^58 cen- 

 timètres cubes de gaz ammoniac, o*', 2 de ce composé en renfermeraient encore bien assez 

 pour sullireà l'accroissement de volume résultant de la dépression du niercnre dans le ma- 

 nomètre (diamètre : 5 à 6 millimètres), sans que la tension de <lissocialion cessât d'être celle 

 qui convient au composé en question : de méaie qu'une très-j)etite quantité d'eau peut 

 fournir de la vapeur saturée en quantité suffisante, dans un tube barometrii|ue où la varia- 

 tion de volume n'est autre que celle qui resuite de l'accroissement de tension. 



