( 595 ) 

 deux miiiu'es, il n'y avait pas à s'occuper de cette variation en plus ou en 

 moins. Mon but ici, comme dans tons mes travaux antérieurs, a été d'an- 

 nuler les perturbations accessoires au phénomène à étudier, et d'éluder les 

 corrections; et j'ai complètement réussi en ce sens. 



» La difficulté principale à vaincre était la mesure exacte des accroisse- 

 ments de température produits dans l'eau par chaque addition de calorique. 

 Ces accroissements, en effet, étaient petits : ils variaient entre i degré et 

 i°,6, selon la distance des repères du thermomètre-calorifère ; il fallait les 

 évaluer à coup sûr à un centième près, i" Pour reconnaître approximolive- 

 ment la température centigrade, j'ai eu recours à un thermomètre à mer- 

 cure, à échelle arbitraire, sur lacjuelle l'intervalle de zéro à loo degrés 

 était divisé en iio2,5 parties; on verra bientôt que ce thermou-.ètre, con- 

 struit par M. Salleron, était trè.s-bien exécuté. 2" Pour mesurer les diffé- 

 rences de température, je me suis servi d'un thermomètre à air, que je vais 

 décrire avec quelques détails. Le réservoir de ce thermomètre était un 

 ballon de verre ordinaire, de o'",55 de capacité, au col duquel étaient 

 scellés deux tubes : l'un en verre épais, d'un faible diamètre intérieur ; 

 l'autre capillaire et filiforme, en cuivre; ces deux tubes traversaient le cou- 

 vercle en bois du calorimètre. Le premier était solidement scellé dans ce 

 couvercle, qui servait ainsi de support au réservoir et le maintenait sous 

 l'eau. A l'aide d'une soupape pressant sur l'extrémité de ce tube de verre, 

 je j)ouvais à volonté ouvrir à l'air libre, ou fermer hermétiquement le ther- 

 momètre. L'extrémité libre du tube en cuivre était mastiquée dans l'extré- 

 mité supérieure d'un tube vertical en cristal de i mètre de longueur, divisé 

 en demi-millimètres. Le bas de ce tube était, à l'aide d'un autre tube paral- 

 lèle, mis en communication avec un réservoir cylindrique en fer-blanc, 

 placé de telle sorte que, quand il était rempli du liquide indicateur, la 

 colonne de ce liquide s'élevait dans le tube divisé jusqu'au zéro de l'échelle 

 métrique. La section du réservoir en fer-blanc était [)rès de onze cents fois 

 plus grande que celle du tube divisé : le niveau du liquide de ce réservoir 

 restait donc sensiblement à la même hauteur relative, quelle que fût la 

 dépression dans le tube. 



» Le liquide indicateur auquel j'ai eu recours était d'abord une huile 

 de schiste très-fluide, bouillant à 180 degrés, d'une densité de 0,9016 

 à zéro, dont le coefficient de dilatation entre zéro et i5 degrés était 

 0,0008159. J'ai ensuite substitué à cette huile de l'alcool d'une densité 

 de 0,83359 et dont le coefficient de dilatation entre zéro et i5 degrés était 

 0,0010723. Un tlieruiomètre attaché au tube métriciue donnait la tempéia- 

 ture du liquide et permettait de ramener la densité à zéro par le calcul. 



