( 597 ^ 

 » Oïl peut opérer de trois fiiçons distinctes avec ce thermomètre : 

 )> 1° Rouvrir la soupape avant chaque addition de chaleur, de sorte (pie 

 la pression initiale de i'.iir du ballon soit toujours B. En raison du peu de 

 durée des expériences, on a alors, du moins par un temps calme, B'=; B, et 

 l'équaliou précédente, résolue par rapport à t, donne correctement l'nc- 

 croissement [t — i) de température. 



>! 2" Laisser la soupape de caoutchouc fermée d'un bout à l'autre des 

 expériences. Il vient alors 



A, -//„= (.-253.45 ou 2439,3,,) (j-^-^^^°gg) 



r (1 + 0.003665/) (i+o,oo36650 1 



"^ [(i-f- 0,000025/) (149, 558/4- A.) (1 + 0,000025?) 1 149,558 + /(',)j' 



/?, et //„ désignant deux dépressions successives avant et après l'addilion de 

 chaleur, / la température répondant à /?„ donnée par le thermomètre à 

 mercure, et f la température finale cherchée. L'accroissement correct de 

 température dû à l'addition de chaleur est ici encore (f — t). 



)) 3" Enfin laisser la soupape fermée aussi, et supposer B invarinble; 

 puis calculer alors, à l'aide du thermomètre à air seul, toutes les tempéra- 

 tures du calorimètre. 



>> Il est visible qu'avec ces trois modes de calcul, les accroissements de 

 température trouvés sont toujours sensiblement corrects, et qu'il n'y a que 

 les températures initiales successives, données soit par le thermomètre à 

 mercure, soit par le thermomètre à air, qui puissent différer de la réalité. 

 L'erreur sur celles-ci dépend naturellement du plus ou moins d'exactitude 

 du thermomètre à mercure ou de la stabilité de la pression barométrique. 

 Je ne sais si l'espèce de thermomètre à air que je viens de décrire a déjà été 

 employée. Par sa simplicité, son bon marché et sou exactitude, il se recom- 

 mande aux physiciens qui ne disposent point de caihétomètres, qui tra- 

 vaillent sans aide, et qui, pai- suite de leur is(jlement, sont condanuiés à 

 construire eux-mêmes tous leur.> appareils. L'instrinnent constitue de fait 

 un thermomètre (hfférentiel donnant les accroissements de température 

 avec exactitude et à o°,or près, lorsqu'on s'en sert dans des conditions 

 convenables. Ces conrlitions reposent lutiquement sur l'état de l'atmo- 

 sphère. Il arrive (rarement, il est vrai) que la pression haroiiiétrique varie 

 de minute en minute, et cpie l'on ne peut plus, jjour une même expérience, 

 iioser B'=B; il est clair qu'alors l'exactitude de la mesure de (/ — /) dé- 

 pend d'une double obseivation baiométrique, et que remjdoi d'un liquide 

 seize fois moins dense que le mercure ne présente plus aucun avantage. 



O.K. ,1870, 1" Semestre. (,T.LX\, N» 12.) 79 



