( 6i6 ) 



PHYSIQUE. — Galvanomètre vertical à Jlénu. Note de M. Boirbouze, 



préseiilf'e par M. Jamiii. 



« Lorsque, dans les cours publics, on veut rendre visible à un audi- 

 toire tout entier la production de courants électriques, on lait usage des 

 deux méthodes suivantes: ou bien on emploie un très-grand galvanomètre 

 vertical dont les indications peuvent être vues de loin, on bien on projette 

 sur un écran l'image très-agrandie d'un galvanomètre ordinaire. Ce dernier 

 procédé, qui est seul capable de montrer les courants très-faibles, pour 

 lesquels les grands galvanomètres sont insensibles, est absolument interdit 

 à tous les établissements qui ne disposent pas de grandes ressources expé- 

 rimentales. 



» Dans l'appareil, extrêmement sensible, que j'ai l'honneur de sou- 

 mettre à l'Académie, je me suis proposé de montrer à tout un amphi- 

 théâtre les manifestations même des plus faibles courants, sans faire appel 

 à l'emploi si dispendieux des projections. 



» Son organe essentiel est un fléau de balance en acier trempé et ai- 

 manté, dont l'horizontalité peut toujours être rigoureusement obtenue à 

 l'aide de petits contre-poids. D'ailleins, si l'horizontalité n'était pas rigou- 

 reuse, on l'obtiendrait sans déranger le fléau, en faisant simplement tour- 

 ner un peu l'instrument sur son axe. On fait varier à volonté la sensibilité 

 du fléau, comme dans les balances de précision, en élevant ou en abaissant, 

 au moyen d'une petite niasse, son centre de gravité. Le fléau porte en son 

 milieu une longue aiguille verticale qui vient indiquer sur un cadran divisé 

 les moindres oscillations, et est placé à l'intérieur d'une large bobine plate. 

 Cette disposition permet d'obtenir une action constante dans toute l'ampli- 

 tude de la déviation. 



» Cela posé, et l'aiguille verticale étant exactement au zéro, on recon- 

 naît que des courants électriques, même très-faibles, passant dans le fil de 

 la bobine, suffisent pour imprimer au fléau des mouvements réguliers, 

 considérables et cependant très-doux. On aura une idée de la sensibilité de 

 cet instrument quand j'aurai dit qu'il accuse, par une très-grande déviation, 

 le courant produit dans la pile thermo-électrique par l'approche de la 

 main, c'est-à-dire qu'il se prête à toutes les expériences de cours même les 

 plus délicates. 



» Souvent on détérioreles galvanomètres ordinaires en faisant simplement 

 passer dans le fil, par inadvertance, un courant un peu fort : les pôles sont 



