( 659 ) 

 élévntion de température, et parce que, la chaleur versée étant proportion- 

 nelle au temps, la méthode dite de Ritmford est applicable. On peut même 

 annuler toute correction, comme je vais le montrer. 



» Je garnis l'enveloppe extérieure de l'aiipareil avec une spirale vingt 

 fois plus longue que la première, et je plonge le tout dans un v;ise conte- 

 nant vingt fois plus de liquide que le calorimètre, et qui forme une en- 

 ceinte où celui-ci est plongé. Le courant passe à la fois dans les (.\e\\\ 

 spirales; il y détermine des chaleurs proportionnelles aux quantités de 

 liquide, et, par suite, des échauffements ép,aux. A tout moment le calori- 

 mètre et l'enceinte sont en équilibre de températiu'e, et le premier, ne ga- 

 gnant et ne perdant rien par rayonnement, n'est soumis qu'à l'action du 

 courant. Il est impossible que cet équilibre soit rigoureusement maintenu 

 ])en(iant toute la durée des expériences si on les prolonge; mais il est très- 

 facile de l'établir à quelques dixièmes près, et cela suffit pour annuler toute 

 nécessité de correction. C'est ainsi que l'on peut, de degré en degré, me- 

 surer la chaleur spécifique d'un liquide, de 1 eau ou de l'alcool par exemple, 

 depuis les températures les plus basses jusqu'à leur ébullition. 



)) J'ai vérifié cette méthode en mesurant les cnpacités du fer et du enivre, 

 qui sont les plus difficiles à obtenir exactement, parce qu'elles sont très-pe- 

 tites. J'ai trouvé 0,098, 0,093. M. Regnault a obtenu les nombres 0,1 13, 

 0,095, qui sont un peu plus forts; mais il opérait à une température plus 

 élevée. 



M II. Cas des cjaz et des vapeurs. — Les avantages de cette méthode ap- 

 paraissent surtout quand il s'agit des fluides aériformes. Un courant gazeux 

 arrive par un tube de verre jusqu'au milieu d'un bouchon peu conducteur: 

 là, un thermomètre mesure sa température. Tout aussitôt, il entre dans un 

 second tube à travers les plis d'une spirale métallique ou d'un f.iisceau de 

 fils repliés tiaversé par l'électricité, c'est-à-dire à travers un foyer; il 

 s'échauffe et rencontre un second thermomètre qui mesure son élévation 

 de température. Avant de sortir, le gaz est ramené autour du tube primitif 

 pour empêcher toute déperdition par rayonnement et par conductibilité, et 

 quand la température est devenue stalionnaire, on peut dire que tonte la 

 chaleur du foyer, laquelle est coiuiue, est emportée par le gaz, dont elle 

 élève la température d'une quantité qu'on mesure : de là on conclut la cha- 

 leur spécifique. 



» Il y a deux avantages à cette méthode : le premier est de supprimer la 

 plus grande cause d'erreur qu'aient rencontrée Delaroche et Bérard, et 

 ensuite M, Regnault. Dans leurs expériences, le gaz arrivait à 100 degrés 



87.. 



