( 66o ) 

 dans lin calorimèfre à lo degrés, et l'on éprouvait la |)liis grande diffi- 

 culté à apprécier la chaleur qui passe par conductibilité du conduit chaud 

 au calorimètre froid. Dans ma métliode, le gaz arrive à la température ordi- 

 naire, soit lo degrés; il sort delà spirale à 20 degrés environ; la différence 

 est de 10 degrés, elle était précédemment de 90 : Terreur est au moins neuf 

 fois moindre. 



» Voici la seconde amélioration. Mon appareil tout entier est gros 

 comme le doigt, il est en verre mince; il pourrait être en mica, même en 

 baudruche; il ne pèse pas plus qu'un lilre de gaz, et ne dépense pas plus de 

 chaleur pour arriver à la température finale. 10 litres du gaz étudié suffi- 

 sent pour faire une mesure; dès lors les difficultés qu'on avait à vaincre 

 pour obtenir pendant longtemps un courant luiiforme disparaissent, les 

 gazomètres ordinaires suffisent, et la méthode est applicable même aux 

 vapeurs. Une première détermination m'a donné pour l'air le nombre 

 0,242 au lieu de 0,2^7 qu'a trouvé M. Regnault. 



» On peut encore se dispenser des thermomètres et mesm'er la tempéra- 

 ture par les augmentations de résistance du faisceau des fils. Ou sait, en 

 effet, qu'une résistance /• à zéro devient /(i + aA) à t degrés. Cela étant, 

 préparons deux faisceaux de fils égaux entre eux, plaçons-les à la suite 

 l'un de l'autre dans un tube; puis, ayant décomposé le circuit total en 

 deux circuits dérivés égaux, faisons passer chacun d'eux, d'abord à tra- 

 vers lui des deux faisceaux de fils, puis dans un galvanomètre différentiel : 

 celui-ci reste à zéro. Mais, si l'on dirige à travers ce tube un courant de gaz 

 à t degrés, il passe à i -H 5 dans la première spirale, à i -h aô dans la se- 

 conde : elles prennent une différence de température 0, une résistance 

 différente, et le galvanomètre est dévié. On le ramène à zéro en introdui- 

 sant, an moyen d'un rhéostat particulier, un fil de platine dans l'un des 

 circuits. La longueur de ce fil est proportionnelle à l'augmentation de tem- 

 pérature Q ; elle permet de la mesurer. 



)) Le même appareil s'applique aux vapeurs. On distille aussi régulière- 

 ment qu'on le peut le liquide qu'on veut examiner; le courant de vapeur 

 est d'abord surchauffé par le premier faisceau de fils, ce qui lui enlève les 

 globules de liquide qu'il pouvait renfermer; il traverse ensuite le second, 

 s'échauffe d'une quantité 5, qu'on mesure comme précédemment, et on 

 condense la vapeur, qu'on pèse ensuite. Il convient d'observer de minute 

 en minute pour tenir compte des irrégularités de la distillai ion. 



» 111. La clidleiir latente. — Pour mesurer les chaleurs latentes, on em- 

 ploie un double alambic, dont l'un est extérieur; on y fait bouilhr le liquide, 



