( ii3i ) 



PHYSIQUE. — Compressibililé des gaz à hautes pressions. Note de 

 M. L. Cailletet, présentée par M. H. Sainte-Claire Daviile. 



« Afin d'obtenir de très-hautes pressions applicables aux expériences 

 qui m'occupent, je me suis arrêté, après de nombreuses recherches, à un 

 appareil qui se compose d'un cylindre creux en acier, fortement fixé sur 

 un ])âti en tonte. Dans ce cylindre peut se mouvoir un piston, également 

 en acier, qui reçoit son mouvement d'une visa filets carrés hii faisant suite, 

 et qui traverse un fort écrou en bronze, calé dans l'axe d'un volant égale- 

 ment en fonte. Lorsqu'on fait tourner ce volant en agissant sur les chevilles 

 qui garnissent sa circonférence, la vis ne pouvant le suivre dans son mou- 

 vement de rotation, grâce à un taquet maintenu par deux glissières, le 

 piston parcourt le vide du cylindre dans une direction déterminée par le 

 sens du mouvement du volant. L'eau que contient le cylindre ne peut s'en 

 échapper, grâce à un cuir embouté si parfait que, même sous des pressions 

 de plus de 800 atmosphères, il s'échappe rarement une goutte de liquide. 

 Un tube laboratoire en acier peut être réuni au cylindre compresseur par 

 un tube capillaire en cuivre, qui, en laissant toute liberté à cette partie de 

 l'appareil, permet d'y réaliser la plupart des expériences. La pression est 

 mesurée par deux procédés qui se contrôlent : 1° par un levier qui appuie 

 sur une soupape très-mobde; 2° par lui manomètre Desgoffe modifié, que 

 je vais rapidement décrire. 



» Cet instrument se compose d'un vase cylindrique en fonte, rempli de 

 mercure, sur lequel vient appuyer un disque métallique. Une membrane 

 en caoutchouc mince sépare le disque du mercure, qui ne peut ainsi s'é- 

 chapper. Au centre du disque, une tige métallique pénètre en traversant un 

 cuir embouté dans un cyhndre en bronze relié à la machine de pression. 

 Lorsque l'eau comprimée agit sur le petit piston, la pression est transmise 

 au mercure, qui tend à s'élever dans un tube vertical en verre, communi- 

 quant avec le réservoir. 



» Si le rapport de la surface du petit piston est à celle du disque :: i : 100, 

 on voit, par exemple, que pour une pression de 100 atmosphères, le 

 mercure ne s'élèvera dans le tube manométrique que de i atmosphère, 

 soit o", 76. 



» On pourrait faire à priori à cet appareil une objection grave: on ne 

 connaît pas, en effet, la valeur de la résistance exercée par le cuir sur le 

 piston. Dans l'appareil que j'emploie, le rapport des surfaces est :: i : 212, 

 et il suffit d'abaisser le piston de g de millimètre pour élever le mercure 



149.. 



