( Il32 ) 



de 4™,3o, hniitenr rie mon tube manométrique. I.e chemin parcouru étant 

 très-petit, le travail résistant sera donc à peu près nul. Enfin, pour vaincre 

 l'inertie, on fait osciller le mercure autour de sa position d'équilibre dans 

 le tube de verre, au moyen d'un petit levier qui permet d'agir sur le 

 discpie compresseur. Le manomètre ainsi construit a été vérifié jusqu'à 

 80 atmosphères, à l'aide d'un manomètre très-grand, dans lequel l'air 

 comprimé était remplacé par de Ihydiogène. I.a graduation avait été faite 

 en s'appiiyant sur les nombres publiés par M. Regnault. L'appareil de 

 pression, tel que je viens de le décrire très-rapidement, donne facilement 

 des pressions de 8 à 900 atmos[)hèies, qui peuvent être maintenues pen- 

 dant assez longtemps. Les dangers de rupture d'une |)ièce de la machine 

 sont à peu près nuls: des tubes en acier pleins de liquide se sont souvent 

 fendus sans que leins parties aient été projetées. 



» Dans une expérience où je compriuiais vers 85o atmosphères 60 cen- 

 timètres cubes d'hydrogène, le tidie-laboratoire s'étant fendu, le gaz com- 

 primé, en se détendant sid)itement, détona comme un fort coup de pistolet, 

 mais les éclats de verre brisés ne purent être projetés, grâce à l'enveloppe 

 métallique. 



)) Pour étudier la loi de Mariotte sous les hautes pressions, j'emploie un 

 tube cylindrique en verre, pouvant contenir 4o à 5o cenlimèlres cubes de 

 gaz; à ce réservoir est soudé un tube capillaire en verre dans lequel seront 

 mesurés les gaz comprimés. L'autre extrémité du réservoir est ouverte et 

 effilée. Cet apjjareil étant rempli du gaz à étudier pur et sec, on sfiude 

 l'extrémité du tube capillaire, et l'on adaj)te à la pointe inférieure une sorte 

 de petite éprouvelte renversée et pleine de mercure, ce qui permet de 

 transporter l'appareil dans le tube-laboratoire reuq)li de mercure. Au 

 moment où la pression est donnée par la machine, le mercure, jiressé 

 ])ar l'eau, pénétrera dans le réservoir par la partie effilée, refoulera les 

 gaz dans le luhe capillaire et viendra s'arrêter en un point de sa hau- 

 teur. Afin de déterminer exactement ce point, ce qui ne peut être fait pen- 

 dant l'expérience, puisque l'appareil est renfermé dans le tube d'acier, 

 j'ai eu recoins à lui artifice qui donne des résultats d'une extrême pré- 

 cision. 



» A cet effet je dore légèrement l'intérieur du tube capillaire par le pro- 

 cédé de M. Bottger. Le mercure, en s'élevanl contre les parois, dissout l'or 

 qu'il rencontre, et la hauteur du métal brillant correspond exactement à la 

 hauteur atteinte par le mercure. Ou note ce point sur une couche de ver- 

 nis appliquée sur la surface du veri e. On comprend qu'on peut déterminer 



